302 



Pal: Neues grosses Mikrotom von C. Reichert in Wien. 



X, 3. 



Der Stift der Klammer wird von dem nach allen Richtimgen be- 

 weglichen und einstellbaren Klammerträger aufgenommen. Dieser wieder 

 steht in Verbindung mit einem sich senkrecht bewegenden sehr starken 

 Schlitten, der durch die Mikrometerschraube gehoben wird und somit 

 das Präparat mitbewegt. Diese Mikrometerschraube ist äusserst exact 

 gearbeitet, hat einen Durchmesser von ca. 18 mm, eine Steigung von 

 ca. 0"6 mm. Mit derselben kann das Object um 15 mm gehoben werden, 

 und können somit ohne weitere Verstellung 250 bis 300 Schnitte in 

 einer ununterbrochenen Serie geschnitten werden. 



Hat die Mikrometerschraube den höchsten Punkt erreicht, so wird 

 der Sperrkegel («Sp Figur 2) sowie die sich rückwärts am Mikrotom be- 

 findliche Spiralfeder ausgelöst, die Mikrometerschraube zurückgedreht 

 und der Objectschlitten nach auswärts gedrückt, das Object bis zur 



2. 



Messerschneide gehoben, und nun kann man ohne Veränderung in der 

 Schnittebene weiterschneiden. 



Das Object wird automatisch beim Rückgange des Messers, dessen 

 Führung noch geschildert werden soll, beliebig in der Grenze von 0*005 

 bis 0'055 gehoben. Für dickere Schnitte muss der Automat zweimal 

 in Bewegung gesetzt werden, wodurch dann Schnitte bis zu einer Dicke 

 von O'll erzielt werden können. 



Der Messerschlitten ist besonders schwer gehalten und gleitet wie 

 bei den kleineren Mikrotomen von Reicheet auf fünf Punkten. Diese 

 Führung hat sich durch geringe Abnützung und leichten Gang bewährt. 



Um das Umkippen des Messerschlittens zu verhindern, hat derselbe 

 eine doppelte Führung, indem der Schlitten durch eine federnde Gegen- 

 platte auf die Schlittenbahn gedrückt wird. Für die Bewegung des 

 Schlittens ist die in Figur 2 ersichtliche Riemenübertragung gewählt. 

 Die auf der Zeichnung (Figur 1) angegebene Kurbel ist in der letzten 



