366 



Referate und Besprechungen. 



X, 3. 



Neuhauss p. 137—138. 



Selbstverständlich sind die beschrie- 

 benen Beleuchtungsmethoden' nur beim 

 Gebrauch von Objectiven mit grosser 

 Brennweite anwendbar. Für stärkere 

 Objective würde .... bei dem kurzen 

 Abstände vom Object das Licht ge- 

 hindert werden, auf das Präparat zu 

 fallen. 



Um diese Schwierigkeiten zu be- 

 seitigen, griff man zu einer eigen- 

 artigen Beleuchtiuig, bei der das Licht 

 von unten kommt und dennoch eine 



Beleuchtung mit auffallendem 



Licht herbeiführt. Der Gedanke .... 

 riihrt von Wenham her. Derselbe be- 

 festigte mit Canadabalsam an der 

 Unterseite des Objectträgers die Hy- 

 potenusenfläche eines rechtwinkligen 

 Prismas P. Hat die ganze durch- 

 sichtige Masse vom Prisma bis zum 

 Deckgläschen einen ziemlich gleichen 

 Brechungsindex, so wird ein Strahlen- 

 bündel, welches auf eine der dem 

 rechten Winkel des Prismas ange- 

 hörigen Seiten senkrecht fällt, an der 

 Oberseite des Deckgläschens totale 

 Reflexion erleiden und das Object von 



oben her erleuchten Wenham 



ersetzte später das Prisma durch eine 

 parabolische Linse, deren abgeschliffene 



Spitze mit dem Objectträger 



verbunden und deren Mitte 



durch eine schwarze Scheibe bedeckt 

 wurde. 



Ganz nett ist auch Folgendes: 



Neuhauss p. 48—49. 

 Der Optiker berechnet seine Objec- 

 tive für eine bestimmte Tubuslänge, 

 auf dem europäischen Festlande in 

 der Regel für eine solche von 160 mm 



in England für eine 



solche von 250 mm. Nur für diese 

 Bildabstände sind die Linsen sphärisch 



Köhler p. 93 — 94. 



L'eclairage ä l'aide du miroir de 

 LiEnEKKUHN ou de la lentille de Moi- 

 TEssiER ne s'applique qu'aux cas oü 

 Ton se sert d'un objectif ä long foyer, 

 car si ce foyer etait court l'objectif 

 se trouverait assez rapproche de l'ob- 

 ject pour intercepter tous les rayons 

 incidents. 



Si l'on voulait obtenir l'eclairage 

 ä la lumiere r^fle'chie d'objects trans- 



parents on aurait recours ä 



un disposition tout different et dont 

 le principe est du ä Wenham. On 

 colle au bäume de Canada, ä la face 

 inferieure du porte-objet, un prisme 

 triangulaire ä angle droit P, par sa 

 face hypotenuse. Si l'objet se trouve 

 inclus dans uri medium dont l'indice 

 est egal ä celui du prisme et du porte- 

 object, les rayons qui tombent perpen- 

 diculairement sur les deux faces du 

 prisme traverseront en ligne droite 

 tout l'ensemble jusqu'au couvre-objet, 

 sur la surface superieure duquel ils 

 subissent la reflexion totale, et d'oü 

 ils reviennent ensuite sur objet qu'ils 

 eclairent comme s'ils venaient directe- 

 ment d'en haut. Wenham a rem- 

 placä ce prisme par une lentille para- 

 bolique, dont l'extremite est coupee 

 de maniere ä former une surface plane 

 dont le milieu est occupe par un disque 

 noirci. 



Kühler p. 47. 

 Les objectifs microscopiques .... 

 sont corriges pour une longueur de 

 tube dätermine'e (160 mm sur le con- 

 tinent, 250 mm en Angleterre), et 

 c'est ä cette distance de l'objet seule- 

 ment qu'ils fournissent une image par- 

 faitement nette, exempte d'aberrations 



Wie aus den vorhergehenden Zeilen ersichtlich, der LiEBERKünN'sche 

 Spiegel und die Linse von Moitessier. 



