436 Köhler: Beleuchtungsverfahren f. mikrophotograpische Zwecke. X, 4. 



ist, dass kein Theil des 

 virtuellen Bildes X^Xo durch 

 sie abgeblendet wird. 



Wie unsere Figur lehrt, 

 muss die Beleuchtung des 

 ganzen Sehfelds eine gleich - 

 massige sein , wenn aucli 

 die Helligkeit der einzelnen 

 leuchtenden „Punkte", aus 

 denen sich die Lichtquelle 

 zusammensetzt, eine ver- 

 schiedene sein sollte; denn 

 jedes Flächenstück der Ob- 

 jectebene wird von einem 

 Strahlenkegel erleuchtet, zu 

 dem jeder einzelne Punkt 

 der Lichtquelle Strahlen lie- 

 fert, allerdings müssen die 

 von einem solchen Punkt 

 ausgehenden untereinander 



divergirenden Strahlen 

 innerhalb eines gewissen 

 Winkelraums (in der Figur 

 z. B. innerhalb des Winkels 

 a Li ß) gleiche Leuchtkraft 

 besitzen. 



Hat diese Methode auch 

 unter den angeführten Vor- 

 aussetzungen den Vortheil, 

 die gleichmässige Beleuch- 

 tung des Sehfeldes zu ge- 

 währleisten, so stehen ihrer 

 Anwendung doch in anderer 

 Hinsicht Hindernisse im 

 Wege. Einen Uebelstand 

 hat schon R. Zeiss in seiner 

 Anleitung zum Gebrauch 

 des mikrophotographischen 

 Apparats hervorgehoben : 

 die Lichtquelle kommt zu 



