X, 4. Köhler: Beleuchtungsverfahren f. mikrophotographische Zwecke. 439 



und stellt die Lichtquelle so , dass die Convexlinse ein scharfes Bild 

 von ihr auf die Blende des Beleuchtungsapparats entwirft. Sieht man 

 nun in das Mikroskop, so erblickt man in der Mitte des Gesichtsfeldes 

 das Bild der Convexlinse als scharf abgegrenzte völlig gleichmässig 

 erleuchtete kreisrunde Scheibe , auf der die Objectstructur scharf ge- 

 zeichnet erscheint. Man vertauscht nun das schwache System gegen 

 das zur Aufnahme zu verwendende und versieht die Convexlinse mit 

 einer der Sehfeldblenden , welche die Linsenöffnung auf die zur Be- 

 leuchtung des Sehfelds gerade erforderliche Grösse einschränkt. 



Bei starken Vergrösserungen und weit geöffneter Condensorblende 

 wird sich die Anwendung eines achromatischen Condensorsystems 

 empfehlen; dafür sprechen dieselben Gründe, die bei der seither üb- 

 lichen Art der Beleuchtung die Verwendung solcher Systeme räthlich 

 erscheinen Hessen. 



Da mir kein achromatischer Condensor zur Verfügung steht, 

 habe ich in letzter Zeit mit sehr gutem Erfolg auch hier Mikroskop- 

 objective an Stelle des Condensors und das Objectiv ■ eines kleinen 

 Opernglases an Stelle der Convexlinse verwandt, man erhält dann auch 

 bei starken Vergrösserungen eine sehr schöne Begrenzung des be- 

 leuchteten Sehfelds, da die mit solchen Hülfsmitteln entworfenen Bilder 

 der Sehfeldblende sehr scharf sind. Eine ausreichende Abstufung der 

 numerischen Apertur der beleuchtenden Strahlenkegel erreicht man 

 leicht durch Verwendung von Objectiven verschiedener Apertur, 

 eventuell unter Verkleinerung ihrer Oeffnung durch geeignete Blenden. 

 Hierzu benutze ich die von Zeiss für Duukelfeldbeleuchtung gelieferten 

 Blenden , die sich bei den Objectiven Ä bis F zwischen Trichter und 

 Linsenfassung einschrauben lassen. 



Bei Verwendung einer sorgfältig construirten optischen Bank 

 empfiehlt es sich vielleicht, als Sehfeldblende eine Irisblende zu be- 

 nutzen, die man ein für alle Mal in einer bestimmten Entfernung vom 

 Mikroskop aufstellt ; danach müsste man dann Oeffnung und Brennweite 

 der Sammellinse bemessen, durch die man je nach Bedarf ein ver- 

 grössertes oder verkleinertes Bild der Lichtquelle in die Brennebene 

 des Condensors, resp. des Objectivs entwirft. 



Auch bei der Projection mikroskopischer Präparate zu Unterrichis- 

 zwecken hat sich die beschriebene Methode im hiesigen zoologischen 

 Institut bewährt, als Condensor für schwache Vergrösserungen dient 

 hierbei eine SiEiNHEiL'sche Lupe von sechsfacher Vergrösserung, für 

 stärkere ein Objectiv 4 von Hartnack. 



Was nun die von mir angewendeten Lichtquellen anlangt, so er- 



