456 Referate und Besprechungen. X, 4. 



Die beiden Leisten B JR^ werden in ihrer Stellung zum Objectträger 

 durch die Schrauben X X' fixirt. An ihrem inneren Ende tragen 

 die beiden kleinen Maassstäbe je ein in horizontaler Richtung be- 

 wegliches Stück. Der rechte einen einfachen Querbalken (ss'), der 

 linke dagegen ein V-förmiges Stück, dessen beide Hälften durch einen 

 in Ya mm eingetheiltes Kreissegment (gg*') verbunden sind, und ausser- 

 dem einen nicht beweglichen Zeiger (J). Hat man nun auf einem Ob- 

 jectträger einen Punkt ins Auge gefasst, den man bei Gelegenheit 

 wiederfinden will, so fixirt man den Objectträger mittels der Klemm- 

 federn, jedoch so, dass er noch verschiebbar bleibt. Dann befestigt 

 man den Apparat am Mikroskoptisch und uotirt die Länge des Tisches 

 an dem Maassstab der rechten Seite bei B' und den Grad des An- 

 schlusses des Apparates an dem Maassstab der vorderen Seite bei A. 

 Dann dreht man die Trommeln der beiden Leisten in der vorderen und 

 rechten Seite bis sie zeigen und schiebt dann die beiden Leisten 

 selbst soweit nach innen, dass sie ungefähr mit ihren beweglichen Stücken 

 mit dem Objectträger in Berührung kommen. Nun blickt man in das 

 Mikroskop und dreht die Trommel der vorderen Leiste so lange bis 

 das Object beginnen will sich von unten nach oben zu verschieben. 

 Darauf dreht man an der Trommel der rechten Leiste, bis das Object 

 anfangen will von links nach rechts zu wandern. Man ist dann sicher, 

 dass sowohl das V-förmige Stück mit seinen beiden Enden als auch der 

 Querbalken s s' fest am Objectträger anHegen. Man liest nun die Zahlen 

 an den beiden Trommeln ab und notirt sie zu den vorher gewonnenen 

 auf dem Etiquett des Objectträgers. Dasselbe thut man mit der Zahl, 

 welche der Zeiger auf dem Kreisbogen des V-förmigen Stückes anzeigt. 

 Es ist selbstverständlich gut, bei dieser Aufzeichnung stets dieselbe 

 Reihenfolge einzuhalten, und zwar empfiehlt es sich, die eben befolgte zu 

 nehmen. Will man nun den Punkt im Präparate wiederfinden, so setzt 

 man den Apparat unter Beobachtung der gewonnenen Zahlen an, schiebt 

 die beiden Leisten soweit vor als angegeben war, schiebt den Object 

 träger zwischen die beiden beweglichen Stücke der kleinen Maassstäbe, 

 drückt ihn durch die Klemmfederu an und giebt ihm denjenigen Grad 

 der schiefen Stellung, welche auf dem Kreisbogen angegeben war. Dann 

 werden die Klemmfedern noch etwas fester angedrückt, und die letzte 

 feine Einstellung mit den beiden Trommeln vorgenommen. Benutzt man 

 ein anderes Mikroskop, so bringt man die Differenzen der Tischgrösse, die 

 man ohne weiteres am freien Ende der linken Seite und am linken Ende 

 der vorderen Seite des Apparates ablesen kann, bei der Einstellung der 

 vorderen und rechten Leiste in Anrechnung. Schiemens (Neapel). 



