X, 4. 



Referate und Besprechungen. 



543 



Achse dreht sich die zweifach knieförmige Stange D J'^ m\t Platinfeder, 

 welclie als Präparatträger dient. Das Präparat kann also nm die 

 Achse J und um die zu dieser senkrechten Achse 31 gedreht werden. 

 Die erste Drehung vollzieht sich mittels des Knöpfchens F^ die andere 

 wird direct mit dem Finger ausgeführt; zum Fixiren dient die Schraube M. 

 Die knieförmige Stange lässt sich abnehmen und wieder mit besonderen 

 Federchen auf ihren Platz ansetzen. Zur Beobachtung in stark breclien- 

 den Flüssigkeiten dient ein Glastrog in Form eines rechtwinkligen 

 Parallelepipeds, der mit einer besonderen Feder auf ein Plättchen auf- 

 gesetzt wird, das unmittelbar mit der üntersatzplatte A verschraubt ist. 

 Da aber der Trog horizontale Lage haben muss, so erhält der Apparat 

 eine ganz besondere Anordnung, wie sie aus der Figur 2 für ein IMikro- 

 skop von Nac'het unmittelbar zu ersehen ist. 



3. 



Das andere Tischchen (Figur 3) besteht ebenfalls aus einer Unter- 

 satzplatte Ä, dem mit ihr fest verbundenen Limbus B und einem um 

 die durcli den Mittelpunkt dieses Limbus hindurchgehende Achse J 

 drehbaren Theile, welcher das Präparat trägt. Der letzte Theil besteht 

 hier aber aus einem doppelten Ringe; der Grundring C mit Lirabus- 

 theilungen ist fest mit der immobilen Achse J verbunden, während der 

 andere E sich innerhalb des Ringes C dreht und als Grundlage des 

 Präparates dient. Zur mechanischen Ausführung der Drehimgen dienen 

 die mit Zahnrädern verbundenen Knöpfchen F imd D. 



Damit das Präparat um eine beliebige in seiner Ebene liegenden 

 Geraden gedreht werden kann, sind für das erste Tischchen besondere 



