X, 4. Referate und Besprechungen. 545 



Gewicht von 3'604 ist so schwer wie eine Lösung von Jod und Jodo- 

 form in Methylenjodid, aber kaum brauchbar, weil es schon vom Wasser- 

 dampf der Luft zersetzt wird, fast undurchsichtig ist und nebenbei 

 einen unangenehmen Geruch hat. Das Jodal, CJ3.COH, hat ein 

 specifisches Gewicht von vermuthlich 3-7 bis 3*8, ist aber noch nicht 

 auf seine Brauchbarkeit hin untersucht worden. 



Schwere Gemische sind ausser den bekannten: 



1) Eine gesättigte Lösung von Jodarsen (AsJg) und Jodantimon 

 (SbJg) in einem Gemisch von Bromarsen und Methylenjodid; spec. Gew. 

 3-70 bei 20". 



2) Eine gesättigte Lösung von Zinnjodid (SnJj) in Bromarsen 

 (AsBra); spec. Gew. 3-73 bei 15 ». 



3) Eine gesättigte Lösung von Selen in Selenbromür; spec. Gew. 

 wahrscheinlich ungefähr 3"70. 



Von allen diesen Flüssigkeiten kann Verf. vorläufig nur die Lösung 

 von Zinnjodid in Bromarsen empfehlen. Sie ist dunkelweinroth, in 

 dickeren Schichten fast schwarz und undurchsichtig; man erhält sie, 

 wenn man bei gelinder Wärme so lange Sn J4 in As Brg einträgt, bis 

 beim Abkühlen körniges schwarzes Zinnjodid auskrystallisirt. Ver- 

 dünnen Hesse sie sich durch Methylenjodid. R. Brauns. 



Becke, F», Ueber die Bestimmbarkeit der Gesteinsgemeng- 

 theile, besonders der Plagioklase auf Grund ihres 

 Lichtbrechungsvermögens (Sitzber. der k. k. Acad. der 

 Wiss. Wien. Mathem.-naturw. Classe Bd. CII, Abth. 1, Juli 

 1893, p. 358—376 m. 1 photogr. Tfl.). 

 Der Unterschied des Lichtbrechungsvermögens verschiedener Mine- 

 ralien ist bis jetzt nur sehr wenig bei mikroskopisch-petrographischen 

 Untersuchungen ausgenützt worden. Der Verf. zeigt nun, wie man sich 

 dieses Unterschieds bedienen kann, um verschiedene im Dünnschliff un- 

 mittelbar aneinander grenzende farblose Mineralien, besonders Quarz, 

 Orthoklas und Plagioklas zu unterscheiden. Der Unterschied äussert 

 sich an dem Rand der Körnchen und macht sich beim Heben und 

 Senken des Tubus oder bei gerader und schiefer Beleuchtung bemerk- 

 bar, wenn der Oeffnungswinkel des Beleuchtungskegels zweckent- 

 sprechend regulirt wird. 



Die an zwei aneinander grenzenden Körnern hierbei auftretende 

 Erscheinung ist, vorausgesetzt zunächst, dass ihre Grenze parallel der 

 optischen Achse des Instruments verläuft, folgende : Bei mittlerer Ein- 

 stellung des Tubus erscheinen beide Durchschnitte gleich hell und die 



35 



Zejtschr. f. wiss. Mikroskopie. X, 4. 



