— 228 - 



gebenen Princip von Hartmaiin und Braun, Frankfurt-Bockenheim, 

 gebaut ist. Der gerade ausgespannte Brückendralit des Instrumentes 

 hat eine Länge von 1000 mm. Die zu untersuchende Flüssigkeit be- 

 fand sich in einem Kohlrausch 'sehen U-förmigen Widerstandsgefäss 

 zwischen platinirten Platinelektroden. Das Widerstandsgefäss war in 

 einen grossen Wasserbehälter eingestellt, der bis zum Niveau des oberen 

 Randes des U-Rohres 14 Liter fasste und von einem schlechten Wärme- 

 leiter (Filzmantel) umhüllt war. Um die Bestimmung möglichst genau 

 bei Quelleutemperatur ausführen zu können, Messen wir durch diesen 

 Wasserbehälter während der ganzen Dauer der Arbeit Mineralwasser 

 von dem oben erwähnten Zapfhahu, der in nächster Nähe des Sprudel- 

 beckens in die Trinkhallenleitung eingeschaltet war, hindurchfliessen. 

 Auf diese Weise gelang es, die elektrische Leitfähigkeit des Grossen 

 Sprudels zu Neuenahr bei der gleichen Temperatur, die wir im Cement- 

 bassin beobachteten, nämlich bei -j-34,2^C., zu messen. 



Die Bestimmung der Capacität des Widerstandsgefässes erfolgte 

 bei + 19,6" C. 



Wir lassen nunmehr die directen Ergebnisse unserer Messungen 

 folgen, deren Methodik sich streng an die Vorschriften von F. Kohl- 

 rausch anlehnte. 



Capacität des Widerstandsgefässes. 



Inhalt: ^/^^ Normal-Chlorkalium-Lösung. 

 Temperatur: + 19,60C. 



1044,9 Q 



Specifische Leitfähigkeit KiQß'^ = 0,002480 (nach Kohl rausch). 

 Capacität des Gefässes C= 0,002480 x 1044,9=2,59135. 



