331 Wachstumsmessung. 33 



aO Wachstumsmessung. 



200. Bost', J. r. und Das, (x. Kesearches ou growth und move- 

 ment in plants by means of the high magnification crescograph. 

 (Proe. R. Soc. London, XC, 1919, p. 364—400, 17 Fig.) — Beschrieben 

 wird ein selbstregistrierendes Instrument für Wachstums messmigen, das 

 maxinuil eine lOOOOfache Vergrösserung zulässt. Es wurden damit vor allem 

 Reaktionen auf verschiedene Rtize b(i kurzer Versuchsdauer bestimmt. Es 

 ergab sich für Wachstum, nastische und tropische Reaktionen eine homologe 

 Basis. Direkte Reizung veranlasst Kontraktion, indirekte Reizmig, d. h. 

 Einwirkmig auf eine vom Reaktionsort entfernte Stelle, veranlasst Ausdelmuug. 

 Einseitige Reizung führt zu positiver Krüninuing durch Kontraktion der 

 proximalen Seite (direkter Effekt) und Ausdehnmig der distalen (indirekter 

 Effekt), so z.B. bei wachsenden Stengeln. ,, Querleitung" des Reizes führt 

 zur Kontraktion der gegenüberliegenden Seite, wobei die positive Krümmung 

 neutralisiert oder rückgängig gemacht wird, d. h. wenn der Reiz stark genug 

 ist, schreitet er durch dus Plasma fort bis zu einer Region, wo der indirekte 

 Effekt bereits aufgetreten ist. Diesen neutralisiert er durch HerA^orrufung 

 einer ,, direkten'' kontraktiven Wirkmig. Soweit nach Bot. Abstr. 1919. Der 

 Kreskograph besteht im wesentlichen aus zwei liebeln, von denen jeder 100 fach 

 vergrössert: 100 X 100= 10 000. ^Üt einer so empfindlichen Hebelübersetzuug 

 kann man keine kontinuierliche Kurve schreiben lassen, weil die Reibung zu 

 gross wäre. Diese Schwierigkeit wird umgangen durch eine Vorrichtmig, welche 

 die Schreibfläche nur einmal in jeder Sekunde an die Schreibspitze heranführt. 

 Diese Bewegung vollzieht ein exzentrisch übertragendes Uhrwerk, das sehr 

 exakt, langsam und gleichmässig arbeiten muss, um nicht den Hebel in 

 Schwingungen zu versetzen. — Ein anderer Kreskograph von Böse besteht aus 

 einem Resonanzhebel, der durch Töne in Schwingimgen versetzt, 50 — 1 00 mal 

 pro Sekunde die Schreibfläche berühit. — Das dritte Modell, der magnetische 

 Kreskograph, ,, beruht auf der Einwirkung eines Hebels auf ein astatisches 

 Magnetnadelpaar". Indikator ist der Lichtfleck des Spiegels, der sich mit 

 dem Nadelpaar dreht. Dieser letzte Apparat soll eine millionenfache Maximal - 

 vergrösserung gestatten. (!!) Anm. des Ref. 



210. Böse. J. ('. Life movements in ])lants. (Trans. Böse Res. 

 Inst. Calcutta I, 1918, p. 1—252, I— XXIV, 92 Fig.; II, 1919, p. 253—597, 

 I — XV, 128 Fig.) — Beide Arbeiten gebtn die mit den Boseschen Kresko- 

 graphen gewonnenen Resiütate. Die Messungen beziehen sich auf eine grosse 

 Anzahl der verschiedensten Wachstums- imd Variationsreaktionen. 



211. Haines, F. M. A new auxanometer. (Ann. of Bot. XXXIII, 

 1919, p. 181 — 188, 2 f.) — Der Wachstumsmesser des Verf. gestattet eine 

 lOOfache Vergrösserung. Es treten mehrere Flaschenzüge und Rollen usw. in 

 Verwendung, der Hauptvorteil soll in der hygroskopischen Kompensation liegen. 



212. Mallock, A. Growth of trees with a note on interference 

 bands formed by rays at small angles. (Proc. Roy. Soc. London Ser.B. 

 XC, 1918, p. 186 — 199, 6 Fig.) — Es wird eine genaue Methode zur Bestimmung 

 des Durchmesserwachstunis von Bäumen beschrieben. Sie beruht auf der 

 Beobachtung von Interferenzbändern, die durch Strahlenbündel bei An- 

 wendmig kleiner Divergenzwinkel der Lichtquellen hervorgerufen werden. 

 Die Methode gestattet Messungen von Tag zu Tag. auch von Stiuide zu Stvmde. 

 Der niedrigste messbare Wert beträgt 0,025 fi. — Nach Bot. Abstr. 1919. 



Botanischer Jahresbericht XL VII (1919 1. Abt. [Gedruckt 12. 7. 22.1 3 



