— 53 — 



wurde die Stellung des Magnetstabes nicht direct, sondern indirect ver- 

 mittelst Spiegel, Scala und Fernrohr beobachtet. Diese Art der Be- 

 obachtung wie überhaupt die dem »Magnetometer« von GAUSS gegebene 

 Einrichtung ist für physikalische Präcisionsversuche von so hervorragen- 

 der Bedeutung geworden, dass wir nicht unterlassen wollen, die Be- 

 schreibung hier folgen zu lassen, welche GAUSS in den » Göttin gischen 

 gelehrten Anzeigen« vom 24. December 1832 selbst gegeben hat. Hier 

 heisst es : 



»Die von dem Verfasser gewöhnlich gebrauchten Nadeln (wenn man 

 prismatische Stäbe von solcher Stärke noch Nadeln nennen darf) sind 

 fast einen Fuss lang und haben ein Gewicht von beinahe einem Pfund. 

 Die Aufhängung geschieht an einem 2 l / 2 Fuss langen ungedrehten Seiden- 

 faden, der, aus 32 einfachen zusammengesetzt, selbst das doppelte Ge- 

 wicht noch sicher trägt ; das obere Ende des Fadens ist drehbar, und 

 die Drehung wird an einem eingetheilten Kreise gemessen. Die Nadel 

 trägt an ihrem südlichen oder nördlichen Ende (je nachdem die Loca- 

 lität das eine oder das andere bequemer macht) einen Planspiegel, dessen 

 Ebene gegen die magnetische Axe der Nadel durch zwei Corrections- 

 schrauben, so genau wie man will, senkrecht gestellt werden kann, ob- 

 wohl unnöthig ist darauf eine ängstliche Sorgfalt zu verwenden, da man, 

 was daran fehlt, durch die Beobachtungen selbst auf das Schärfste messen 

 und als Collimationsfehler in Rechnung bringen kann. Die so frei- 

 schwebende Nadel findet sich in einem hölzernen cylindrischen Kasten, 

 welcher ausser der kleinen Oeffnung im Deckel, durch welche der Faden 

 geht, noch eine grössere an der Seite hat, welche nur wenig höher und 

 breiter ist als der erwähnte Spiegel. — Dem Spiegel gegenüber ist ein 

 Theodolit aufgestellt; die verticale Axe desselben und der Aufhängungs- 

 faden sind in demselben magnetischen Meridian und etwa 16 Pariser 

 Fuss von einander entfernt. Die optische Axe des Fernrohrs am Theo- 

 dolit ist etwas höher als die Nadel und in der Verticalebene des mag- 

 netischen Meridians so abwärts geneigt, dass sie gegen die Mitte des 

 Spiegels an der Nadel gerichtet ist. 



An dem Stativ des Theodoliten ist eine 4 Fuss lange in einzelne 

 Millimeter getheilte horizontale Skala befestigt, die mit dem magnetischen 

 Meridian einen Winkel macht ; derjenige Punkt der Skala, welcher mit 

 der optischen Axe des Fernrohrs in einer Verticalebene liegt und der 

 Kürze wegen der Nullpunkt heissen mag, wird durch einen von der 

 Mitte des Objektivs herabhängenden, mit einem Gewicht beschwerten 



