SÉANCE DU 22 OCTOBRE 1912 2G7 



SUR UN NOUVEAU MICROSCOPE STEREOSCOPIQUE 

 A UN SEUL OBJECTIF 



PAR 



A. QUIDOR 



M. Nachet vient de construire un microscope stéréoscopique 

 à un objectif qui paraît appelé à rendre de grands services dans 

 nos laboratoires aussi bien pour les observations délicates que 

 pour les dissections fines. 



Cet instrument donne un relief très net des objets avec un 

 grossissement de 10 à iOO diamètres. La fusion des images con- 

 juguées s'obtient avec la plus grande facilité et n'exige de 

 l'observateur aucun effort pénible de convergence. Il utilise en 

 outre les objectifs du microscope ordinaire. 



Si on considère que la nécessité d'accoupler deux objectifs 

 dans les loupes binoculaires ne permet pas l'emploi d'objectifs 

 puissants et limite le grossissement à 80 diamètres, qu'elle 

 limite en outre le champ de ces instruments dont l'emploi n'est 

 pas toujours sans fatigue, on comprend les avantages que pré- 

 sente le nouvel instrument sous le triple rapport de la puissance 

 du champ et de la commodité. 



Marche des rayons lumineux. — Les faisceaux lumineux 

 fournis par l'objectif sont partagés en deux parties symétriques 

 par les prismes p 1 et p 2 et redressés par les prismes de Porro 

 P x et P 2 . L'observateur perçoit le relief par la fusion des images 

 conjuguées A 1 B 1 et A 2 B 2 de l'objet a b. 



Des oculaires. — Le microscope binoculaire construit par 

 M. Nachet rappelle donc les premiers modèles de microscope 

 binoculaire par les prismes p 1 et p 2 et notamment celui de 

 AL Nachet père. Il utilise d'ailleurs les prismes de Porro comme 

 les loupes binoculaires connues. Mais il diffère clés uns et des 

 autres par des oculaires spéciaux qui suppriment toute fatigue 

 dans l'emploi de cet instrument. 



Les difficultés que présente la fusion des images dans les 

 loupes binoculaires et la fatigue qui en résulte pour le travail- 

 leur sont de même ordre que celles que nous éprouvons lorsque 



