SÉANCE DU 22 OCTOBRE 1912 



269 



un moyen très simple. Nous avons demandé à M. Nachet de 

 placer un prisme entre chacun des yeux de l'observateur et 

 l'oculaire correspondant. M. Nachet a fait mieux. Il a construit 

 des oculaires spéciaux dans lesquels le prisme fait corps avec 

 la lentille frontale, ce qui donne une plus grande luminosité. 



Fig. 2. — Microscope binoculaire. 



Réglage de Vinslrument. - L'éclairage étant réglé, l'observa- 

 teur rend la distance des oculaires égale à celle qui sépare ses 

 deux yeux par simple rotation des prismes redresseurs. Il met 

 au point lorsqu'il ne perçoit qu'un seul cercle lumineux. La 



