448 ANNALES DE L'INSTITUT PASTEUR. 



La première idée fut d'employer un récipient à double fond 

 dans lequel les crachats venaient se perdre au milieu d'un 

 liquide antiseptique. 



D'autres constructeurs adoptèrent un couvercle articulé avec 

 le corps du crachoir, au moyen d'une charnière. Ces deux sys- 

 tèmes se sont montré défectueux dans leur usage. 



Nous venons de construire un modèle, qui sous le rapport 

 hygiénique et esthétique paraît ne rien laisser à désirer. L'appa- 

 reil se compose d'une cuvette A en faience émaillée. Ce récipient 

 est soutenu dans une monture M, en acier nickelé, supportée 

 par une colonne C, en môme métal. La cuvette est fermée par 

 un couvercle métallique B, pouvant s'ouvrir au moyen d'un 

 mécanisme simple actionné par une pédale P. 



Quand on fait une légère pression avec le pied, sur la pédale P, 

 celle-ci actionne un levier L qui soulève une tige t dissimulée 

 dans la colonne C. Cette tige t porte à son extrémité la pièce T, 

 qui soutient le couvercle B. 



A la base de la pièce T se trouve une roue dentée p qui 

 engrène avec une crémaillère fixe c, lorsque la tige / arrive 

 au haut de sa course. La roue dentée tourne alors autour de son 

 axe et la pièce T est rejetéesur le côté de l'appareil, entraînant 

 avec elle le couvercle, ainsi que le montre la figure. A ce moment 

 la cuvette est complètement découverte, le couvercle B étant 

 tout à fait séparé du corps du crachoir. 



Lorsqu'on fait cesser la pression sur la pédale P, le ressort R 

 repousse la pièce T vers sa position primitive, tandis que le res- 

 sort r, dissimulé dans la colonne C, attire la tige t vers le sol ; le 

 couvercle reprend alors sa première position et le crachoir se 

 trouve complètement fermé. 



Le nettovage et la désinfection du ci'achoir se font très faci- 

 lement : deux poignées E placées des deux côtés de la cuvette 

 permettent de l'enlever aisément de sa monture métallique. Le 

 couvercle B peut être lui-même désarticulé, grâce à la vis V, afin 

 d'être nettoyé et stérilisé. 



Cet appareil paraît résoudre le problème, en répondant à 

 toutes ses données hygiéniques et esthétiques. 



Le Gérant : G. Masson. 

 Sceaux. — Imprimerie Charaire. 



