284 ANNALES DE L'INSTITUT PASTEUIl. 



doiil la forme est un peu plus allongée que celle des modèles 

 ordinaires, et qu'on chauffe au gaz ou au pétrole. 



A la partie supérieure du couvercle se trouvent fixés un » 

 manomètre, une soupape de sûreté, une ouverture destinée à 

 l'introduction du liquide dans l'appareil et le tube de dég-age- 

 ment de la vapeur de formaldéhyde. Le diamètre intérieur de 

 ce tube est de 3 millimètres; il est mis en communication avec 

 l'autoclave au moyen d'un robinet. 



Pour faire fonctionner l'appareil, on introduit dans l'inté- 

 rieur de l'autoclave la solution de formaldéhyde additionnée de 

 4 à 5 0/0 d'un chlorure neutre ou d'un sel soluble avide d'eau. 



Cette manipulation demande quelques précautions quand on 

 emploie le chlorure de calcium : il faut avoir soin de broyer 

 préalablement ce sel; la dissolution se fait en ajoutant peu à peu 

 le chlorure, afin d'éviter une brusque élévation de tempéra- 

 ture. Cette opération doit être faite sous une hotte munie 

 d'une bonne cheminée de tirage. 



Si l'on ajoute le chlorure directement dans l'autoclave avec 

 l'aldéhyde, il faut que le chauffage ait lieu avec de grandes pré- 

 cautions, sans quoi le liquide s'échauffe considérablement, 

 mousse et ne tarde pas à venir obstruer les orifices du mano- 

 mètre et du tube de dégagement. 



L'autoclave ne doit jamais être rempli qu'aux 3/4 avec le 

 mélange de formaldéhyde et de chlorure de calcium. 



On a soin, lorsque l'autoclave est chaud, de resserrer les 

 boulons afin de ne pas être incommodé par les fuites. Lors- 

 qu'on a atteint la pression de 3 atmosphères, on ouvre avec 

 beaucoup de précaution le robinet de dégagement: les vapeurs 

 d'aldéhyde se dispersent rapidement dans l'atmosphère. On peut 

 constater que ces vapeurs sont sèches en plaçant un linge sur la 

 trajectoire du jet. Après dix minutes, les vapeurs ont déjà 

 atteint les points extrêmes du local à désinfecter. 



La durée du fonctionnement de l'appareil est naturellement 

 proportionnée à la grandeur de ce local et aussi à la pression. 



En un temps donné, la quantité de vapeur produite varie avec 

 cette pression. La pression ordinaire ne donne qu'un dégage- 

 ment lent; d'autre part, l'emploid'unehaute pression présente des 

 inconvénients nombreux. Une pression de 3 atmosphères à 3 atmo- 

 sphères et demie nous a paru suffisante pour le but proposé. 



