422 ANNALES DE L'INSTITUT PASTEUR 



ment répandus dans les mammites. Beaucoup moins fréquem- 

 ment, on trouve des Staphylocoques, des bacilles variés ou des 

 hiploeoques. Voilà ce que Ton peut rencontrer dans les laits nor- 

 maux, fraîchement récoltés. Les laits commerciaux présentent 

 un aspect tout différent au point de vue de la population 

 microbienne. On y trouve très généralement grande abondance 

 de germes variés : Diplocoques lactiques, Coccus divers, 

 Staphylocoques, Sarcines, des bacilles de toutes espèces, des 

 levures, des filaments mycéliens de champignons. Distinguer 

 les germes pathogènes et les saprophytes n'est pas toujours 

 facile dans les dépôts des laits commerciaux. La forme micro- 

 bienne ne donnant souvent pas de renseignements précis, ce 

 genre d'examen doit être complété par l'inoculation du dépôt 

 leucocytaire au cobaye, ce qui permettra d'isoler le germe 

 ayant une action pathogène pour l'animal. Pour obtenir ces 

 résultais, nous avons, dans le début de nos recherches, utilisé 

 les tubes à leucocytes, connus sous le nom de Trommsdoriï. 

 Mais ces tubes présentent de nombreux défauts. Ceux qui nous 

 avaient été fournis sont fragiles, se cassent facilement dans la 

 partie effilée ; de plus ils sont chers et nécessitent l'emploi 

 d'une centrifuge spéciale. L'installation est dispendieuse et, 

 comme les centrifuges ne pouvaient contenir que quatre tubes 

 à leucocytes à la fois, les opérations sont trop lentes; il faut en 

 effet turbiner trois minutes au moins. Pour peu que l'on ait une 

 centaine d'examens à faire, cela demande environ deux heures 

 de travail continu. Enfin, autre inconvénient grave, la lumière 

 de l'eftilure où s'accumule le dépôt est très petite, on n'accède 

 que difficilement au dépôt et il arrive souvent que la pipette de 

 verre employée pour le récolter se casse dans l'eftilure et rend 

 toute recherche impossible. Le nettoyage, est d'ailleurs difficile 

 à cause de la petite lumière du tube. 



A ce modèle peu commode fourni par une maison alle- 

 mande, nous en avons substitué un autre que nous avons 

 réalisé en soudant un tube thermométrique à un tube en 

 verre pouvant contenir 20 cent, cubes de lait au lieu de 10. La 

 quantité de lait centrifugé étant plus grande, le dépôt est plus 

 abondant, facile à évaluer et à récolter. Nous donnons ci-contre 

 le dessin grandeur naturelle de ces tubes nouveaux. 



La partie inférieure effilée est marquée de deux traits, corres- 



