284 Koch, Objecthalter mit vertikaler Verschiebung für das Mikrotom. 



genannter Richtung verschiebbar. Derselbe läuft in prismatischer 

 Führung, deren Reibung eine so bedeutende ist, dass der Rahmen 

 in jeder ihm gegebenen Lage genau verharrt. Eine Fixirvorrichtung 

 wird somit überflüssig. Die Bewegung wird durch Zahn und Trieb 

 bewirkt. Der Rahmen ruht auf einer mit Zahnstange versehenen 

 Stahlunterlage (b). In die Stange greift ein Zahnrad ein, das durch 

 einen bequem angebrachten Hebelarm (v) in Bewegung gesetzt 

 werden kann. Die Umlegung des Hebels bewirkt eine Hebung des 

 Rahmens um 1,2 cm. Hierzu kommt noch die auf der Schlitten- 

 bahn zu erzielende Hebung. 



Fig. 1. 



Zu Beginn der Arbeit gebe man dem die Objectklammer 

 tragenden Rahmen den tiefsten Stand, spanne den Paraffiublock 

 ziemlich hoch ein und hebe durch Anziehen des Hebels die 

 Schnittfläche bis zur Messerschneide. Die Abnahme der Paraffin- 

 decke durch Schneiden erfolge ebenfalls unter Benützung der 

 Vertikalverschiebung. Man kann hierbei, wenn das Object an der 

 dem Hebelarm zugekehrten Längsseite gut durchscheint, bis dicht 

 an dieses herangehen. Das Schneiden des Objectes selbst geschehe 

 unter ausschliesslicher Verwendung der Mikrometerschraube. War 

 diese zu Ende gedreht , ist sie in Folge dessen zurückgeschraubt, 

 so gebe man dem Objecthalter wieder die alte Lage und hebe das 

 Object vermittelst des Hebelarmes auf's Neue bis zur Messerschneide. 

 Man kann somit, und das ist sehr bequem, in einer bestimmten 

 Region des Mikrotoms arbeiten. Erst wenn, was selten vorkommen 

 wird , die Vertikalverschiebung voll ausgenutzt ist , verwerthe 

 man unter Versetzung der Mikrometerschraube die Steigung der 

 Schlittenbahn. 



Sehr nützlich ist der Objecthalter auch in allen den Fällen, in 

 denen das Object nicht vollständig, sondern in durch die Entwicklung 

 seitlicher Organe etwa gegebenen Abständen geschnitten werden 

 soll. Für die zu schneidenden Partien bediene man sich der 

 Mikrometerschraube , für die ausfallenden dagegen der Vertikal- 

 verschiebung. Zur Messung des durch die letztere vermittelten 

 Ausfalles, mit anderen Worten des Abstandes zweier der zu 

 schneidenden seitlichen Organe , ist ein die Hebung markirender 

 Index (bei x) vorhanden. 



