668 ANNALES DE L'INSTITUT PASTEUR. 



dans le bouillon en y laissant ses germes. On aspire ensuite 

 plusieurs fois le bouillon dans le tube b pour le laver, et, cela 

 fait, on n'a qu'à tremper le fond du ballon dans l'eau tiède pour 

 faire fondre la. gélatine, qui, on se mélangeant avec le bouillon, 

 formera, au lieu d'une gélatine à 20 0/0, un IL P. G. normal à 

 10 0/0. Le tout peut être laissé dans le ballon, dont le fond 

 constitue une plaque : il va sans dire que l'on peut au besoin 

 verser la totalité ou une partie du contenu sur plusieurs plaques, 

 ou l'enrouler d'après la méthode d'Esmarch. 



Cet aéroscope possède donc les qualités de celui de Miquel, 

 c'est-à-dire qu'il peut être employé sans l'aide immédiate d'une 

 llamme, et a en outre les avantages de celui de Straus et Wurtz, 

 de permettre la fixation immédiate des germes dans la gélatine. 

 Si on l'emploie en ballon ou au sommet d'une montagne, il 

 suffit de le plonger dans l'eau tiède dès qu'on arrive dans un 

 endroit habité. Cet instrument a en outre sur celui de Straus 

 et Wurtz l'avantage qu'il ne se produit pas d'écume sur la 

 gélatine, écume si gênante pourlalecture ultérieure des colonies, 

 et dont la formation n'est que partiellement empêchée par la 

 goutle d'huile préconisée par les auteurs. Comme contrôle et 

 complément de l'analyse, on peut remplacer, après la fixation des 

 germes, le bouchon porteur des deux tubes par un tampon 

 d'ouate et appliquer le bouchon sur un autre ballon contenant 

 10 grammes de gélatine à 20 0/0. On verse du bouillon tiède par 

 le tube />, qui est ainsi relavé, on met le tout dans l'eau tiède 

 pour fondre la gélatine, après avoir laissé tomber dans le ballon le 

 deuxième tampon d'ouate du tube a. Les germes qui se dévelop- 

 pent dans ce deuxième ballon doivent être ajoutés à ceux du pre- 

 mier. On peut aussi plus simplement, lorsque la gélatine du 

 premier ballon est liquéfiée, en aspirer dans le tube b et l'y 

 laisser figer; s'il reste quelques germes, ils se développeront 

 dans le tube. 



L'appareil de Straus et Wïirtz peut être utilisé de la même 

 manière, en raccourcissant le tube central, de manière qu'il 

 n'arrive qu'à mi-hauteur de la partie rétrécie du fond : nous 

 avons employé celui que nous venons de décrire parce qu'il 

 nous a été plus facile d'en obtenir rapidement un certain nombre, 

 à peu de frais. 



Revenons à présent à nos dix aéroscopes, dans chacun des- 



