ANALYSE D'AIR PUISE EN BALLON. 



667 



de manière à lui don ner les avantages des deux, loul en lui 

 enlevant les inconvénients qui les rendaient inutilisables dans 

 notre cas particulier. Voici la description de notre appareil : 



Un ballon, ayant préférablement le fond plat de ceux d'Erlen- 

 meyer, est bouché hermétiquement par un bouchon percé de 

 deux trous dans lesquels entrent deux tubes de verre (fig\ 1). 



L'un de ces tubes, a, est court et recourbé : il dépasse à peine, 

 à l'intérieur du ballon, la surface inférieure du bouchon. Dans ce 

 tube il y a deux tampons de ouate. 



L'autre tube, b, arrive presque au fond du ballon, sans cepen- 

 dant le toucher : son extrémité supérieure se termine par un 

 évasement recouvert par un capuchon rodé, comme dans les 

 matras Pasteur. 



Jusqu'ici l'instrument pourrait servir aussi bien comme 

 aéroscope de Aliquel avec de l'eau que comme aéroscope de 

 Straus et Wurtz, avec la gélatine. 



Pour éviter les inconvénients mentionnés plus haut, nous 

 versons dans le ballon 10 grammes de bouillon contenant 20 0/0 

 de gélatine au lieu du 10 0/0 habituel, et nous stérilisons le tout. 

 Lorsque la gélatine est solidifiée, nous y versons avec précau- 

 tion une quantité égale de bouillon ordinaire stérilisé. L'extré- 

 mité inférieure du tube b n'arrive pas à toucher la couche solide 

 de gélatine, qu'il effleure seulement, mais est immergée dans 

 le bouillon. 



Pour faire marcher l'appareil, il suffit d'exercer une aspi- 

 ration en a après avoir enlevé le capuchon rodé c. L'air barbote 



