Instrumente, Präparat ions- und C'onservations-Methoden. IJi 



An Stelle des theuren Autoclaven Koch 's hat Verf. einen 

 billigeren , denselben Anforderungen genügenden Apparat gesetzt, 

 dessen kurze Beschreibung hier folgen möge. Der Apparat besteht 

 aus zwei in einander steckenden Kupfercylindern A, B, durch einen 

 starken Eisenring C mit einander verbunden. Der Hohlraum D 

 des inneren Cylinders beherbergt einen auf durchlöchertem Fusse F 

 ruhenden Drahtkorb E zur Aufnahme der zu sterilisirenden Kölbchen. 

 Der im Aussencylinder erzeugte Wasserdampf tritt durch acht 

 Löcher L L in den inneren und kann durch das Köln' G und den 

 Hahn H abgelassen werden. Im mittels Kautschukringes hermetisch 

 aufgesetzten Deckel K ist eine Oeffnung für das Thermometer T 

 und das Sicherheitsventil V angebracht. Durch M kaim Wasser 

 in das Aussengefäss nachgefüllt werden. Die durch ein Hähnchen 

 zu öffnende Röhre J erlaubt, sich über den Wasserstand im Cylinder A 

 zu unterrichten. Innerhalb 1 Stunde verdunsten etwa 2 Liter, 

 6 Liter fasst der Apparat. In einer halben Stunde sind auch die 

 widerstandsfähigsten Keime vernichtet. Der leicht transportable und 

 bequem zu placirende Apparat kostet nur 64 Mark und verdient 

 jedenfalls auf's Beste empfohlen zu werden. Kohl (Marburg). 



Oravis, A. L'A gar- Agar comrae fixatif des coupes 

 m icro tomiques. (Bulletin de la Societe beige de microscopie. 

 Annee V. 1889. No. IL pag. 72— 7Ö.J 



Das neue Fixirungsmittel wurde vom Verf. mit gutem Erfolg 

 bei solchen Präparaten angewendet, welche, um sie mit dem Mikrotom 

 zerschneiden zu können, vorher in Paraflin eingeschlossen waren. 

 Zur Herstellung desselben löst mau ein halb Gramm Agar-Agar 

 in 500 Gramm destillirtem Wasser auf und erwärmt nach einigen 

 Stunden die Lösung solange, bis eine völlig gleichmässige Vertheilung 

 der gelösten Substanz erzielt ist. Darauf filtrirt man die Lösung- 

 durch ein feines Tuch und bewahrt dieselbe in Gläsern mit einge- 

 schliffenen Stöpseln auf. Um die Bildung von Schimmelpilz- und 

 Bakterienkolonieen zu verhindern, fügt man der Lösung ein Stückchen 

 Kampher zu. Beim Gebrauch dieses flüssigen Fixirungsmittels ist 

 es ein Haupterfordernis, dass die Objektträger völlig rein sind; 

 man kocht sie zum Zwecke der gründlichen Reinigung am besten 

 wenige Minuten in mit einigen Tropfen Salzsäure versetztem Wasser, 

 spült sie in destillirtem Wasser ab und trocknet sie sorgfältig mit 

 einem reinen Tuche. Darauf bringt man einen Tropfen des Fixatives 

 auf den Objektträger und erwärmt vorsichtig über einer kleinen 

 Flamme. Hierbei darf das Paraffin nur weich werden, ohne zu 

 schmelzen. Die Schnitte breiten sich alsbald vöUig aus, und selbst 

 die geringsten Fältchen verschwinden; eingerollte Schnitte entrollen 

 sich, ohne dass man nötig hat, sie zu berühren. Nach dem Erkalten 

 des Objektträgers erstarrt das Paraffin sofort wieder, und man kann 

 nun durch Xeigen des Objektträgers die überflüssige Agarlösung 

 ablaufen lassen. Dann müssen die Präparate einige Stunden liegen, 

 bis das Fixativ völlig trocken geworden ist. Alsdann löst man 

 das Paraffin in Terpentinöl oder Chloroform auf und entfernt die 

 Lösung mittelst einiger Tropfen starken Alkohols und Neigen des- 



