APPAREILS A RÉCOLTER LE SÉRUM SANGUIN 



Par m. a. LATAFIE 



Aide au laboratoire de M. E. Metclaiikoff. 



Les méthodes généralement employées pour recueillir le sang 

 qui doit Fervir à la préparation du sérum présentent, g'ràce à la 

 complexité des manœuvres qu'elles exigent, des chances assez 

 nombreuses de contamination ; de plus, le caillot, une fois 

 formé, ne livre pas tout le sérum qu'il contient; une bonne quan- 

 tité reste emprisonnée dans les mailles de la filtrine et se 

 perd. 



C'est dnns le but d'atténuer ce double inconvénient (|ue nous 

 avons construit les deux appareils que nous décrivons ici. Les 

 chances de contamination s'y trouvent, en effel. singulièrement 

 diminuées, puisqu'il ne peut y avoir de conlacl entre le liquide 

 et l'air extérieur depuis le moment oii l'on ponctionne le vais- 

 seau de l'animal jusqu'à celui où le sérum est recueilli dans son 

 récipient définitif. 



De plus, en divisant le caillot au moyen d'une série de tub<'S 

 de verre plongeant dans la masse sanguine, nous l'obligeons à 

 livrer une quantité de sérum infiniment plus considérable que 

 celle obtenue par les procédés habituels. 



Nous présentons ici deux appareils fondés tous deux sur le 

 même principe: l'un destiné à recueillir le sang chez les petits 

 animaux de laboratoire : lapin, cobaye, rai, pigeon, etc. ; l'aulro 

 servant à saigner les animaux de grande taille : cheval, âne, 

 bœuf, chèvre, etc. En voici la description sommaire : 



1" Al'PARF.IL POUR RECUEILI.IM LE SAX(i CHKZ LES PETITS ANIMAUX. 



Il se compose essentit;llement de deux parties : un tube tro- 

 cart(A) (fig. 1) destiné à ponctionner le vaisseau : un réservoir- 

 pipette (B) destinée recueillir le sérum. 



Le tube trocart (A) est un tube à expérience ordinaire ouverl 

 à une extrémité ; à l'autre, il se termine par une courte elfilure 

 coudée, très aigui' et fermée à la lampe. 



Le réservoir pipette (B), d'un diamètre un peu supérieur à 



à 



