NOUVKL APPAREIL A COYIENTION. 255 



Lors(|ue lopéralion csl lorminéo, on libèi'e les pattes, un 

 dévisse la vis V de la glissière, on lire la lige en arrière par le 

 bouton \^, pour dégagei' le museau de l'animal, et celui-ci se 

 remet seul sur ses pattes. 



Si Ton veut pratiijuer aneslhésie le cornet à chloroforme 

 seia suspendu à 1 armature de l'appareil et maintenu ainsi à 

 proximité des voies respiratoires. 



Au moyen d'un système de (ixalion particulier l'appareil peut 

 se placer sur un plateau d'autopsie quelconque, mais ce moyen 

 n'est jjas à conseiller à cause de la mobilité des rebords du pla- 

 teau. 11 est infiniment préférable de lixer l'appareil sur une 

 planciie épaisse ; on aura ainsi une stabilité parfaite. La planciie 

 sera recouverte: l'^d'un revêtement métallique; 2'^ d'un plateau 

 mobile, en zinc ou en cuivre, retenu latéralement au moyen 

 de pattes fixées par des écrous. Ces pattes sont placées de telle 

 sorte que l'appareil peut être allong-é d'une longueur égale à la 

 distance qui sépare les pattes du devant de celles du milieu. 



Tout étant métallique, le nettoyage et la désinfection sont 

 faciles. 



Le plateau peut coulisser facilement sur la planche sous- 

 jacente, car les pattes sont échancrées latéralement, en avant et 

 en arrière, et ces échancrures viennent alternativement emboîter 

 la vis antérieure ou la vis postérieure selon le cas. Ces détails ne 

 se voient pas sur la figure, parce que cette modification est de 

 date récente. Tout d'abord le plateau ne pouvait s'allonger que 

 si on le retirait tout à fait. M. Borrel m'a fait judicieusement 

 remarquer qu'il serait plus prati(jue de n'avoir pas à soulever le 

 plateau, soit pour 1 allonger, soit pour le nettoyer. 



La disposition ci-dessus décrite supprime le desideratum 

 signalé. 



Il est encore un détail que l'on ne voit pas sur les figures, 

 et que je crois bon d'indiquer. M. Roux qui a bien aouIu s'inté- 

 resser à mon modeste travail, ce dont je lui suis infiniment 

 reconnaissant, m'a donné le conseil de disposer mon appareil sur 

 une table ad hoc Je me suis empressé de réaliser cette excellente 

 idée, et jai fait faire une petite table en métal delà grandeur du 

 plateau. Dans son tiers inférieur elle porte une tablette en opa- 

 line, sur lequel sont déposés tous les instruments nécessaires au 

 physiologiste. Une planchette mobile sous-jacente au plateau 



