782 



ANNALES DE L'INSTITUT PASTEUR. 



munication avec l'extrémité A du tube horizontal un réservoir 

 d'air placé à l'intérieur de Tétuve. Supposons que l'on ait atteint 

 dans l'étuve la température désirée, on ferme le robinet R, le 

 mercure étant par exemple en f. Si la température tend à bais- 

 ser dans l'étuve, le mercure remonte vers à, au moment où il 

 atteint e, le courant augmente, d'oii élévation de la température; 

 si au contraire la température baisse, c'est l'inverse qui se pro- 

 duit. 



On choisit le volume du réservoir d'air suivant la sensibilité 

 qu'on veut demander à l'appareil. Par suite de l'inclinaison très 

 accentuée du tube B C et de la grande largeur du tube vertical, 

 les variations de niveau du mercure seront insignifiantes 

 (quelques millimètres dans la pratique. On a donc un thermo- 

 mètre à air à pression sensiblement constante. Si V est le 

 volume de l'air à une température t, la variation d Y de volume 

 sera liée à la variation dt de la température par l'équation : 



,,, Vadt V dt 

 dV 



l_^,ct 273-ft 



t/V est le volume compris entre deux des points a, b, c, 

 d, etc. ; le tube ayant 1 c. c. de diamètre et a b ayant 25 milli- 

 mètres, dY a environ 2 c. c. La relation précédente montre 

 qu'avec un réservoir de 2 litres (V = 2000), il faut à peu près 

 une variation de 3/10 de degré pour faire avancer le mercure 

 d'une division, tandis qu'avec un réservoir de 3 litres il suffira 

 de 1/3 de degré pour obtenir le même résultat. 



Depuis plusieurs mois j'emploie avec une petite étuve un 

 appareil ainsi construit. Les résistances intercalées entre chacun 

 des points a, b, c... sont en moyenne de 1 ohm chacune. La 

 température est restée rigoureusement constante si on se reporte 

 aux indications du thermomètre enregistreur; elle a varié en 

 réalité de 3/3 de degré si on prend les indications données par 

 les enregistreurs électriques placés sur l'appareil. Ce régulateur 

 peut être employé aussi bien en courant continu qu'en courant 

 alternatif, les connexions électriques à établir : secteur, régula- 

 teur, radiateur, secteur sont toujours les mêmes et des plus 

 simples. 



