BllOYEUll POUR LA PllÉPAllATlO^ DES PULPES. 949 



s'emboiter sur les tiges de deux boulons de serrage, lesquels 

 se vissent dans un élargissement de l'extrémité du cylindre I, 

 La partie de l'axe K qui dépasse la pièce M est munie d'un 

 carré sur lequel on peut monter soit une manivelle E (fig. 1), soit 

 une poulie mise en mouvement par un moteur quelconque. Dans 

 ce mouvement de rotation, A et C tournent avec l'axe, le disque 

 B étant fixé par la pression qu'exerce sur lui la pièce M. 



La substance à broyer est introduiie dans le cylindre par une 

 ouverture T que l'on peut obturer à l'aide d'un couvercle U. 

 Elle est progressivement repoussée contre les couteaux au moyen 

 d'un piston P qui avance sans tourner à l'aide d'une vis V, por- 

 tant une manivelle D, et tournant dans un écrou fixe L. Ce der- 

 nier est appuyé contre l'extrémité du cylindre par la pression de 

 deux écrous disposés comme ceux qui retiennent la pièce M à 

 l'autre extrémité. 



La pulpe obtenue sort par un conduit S et peut être recueillit- 

 dans un vase R. 11 est préférable de diluer la matière broyée en 

 injectant lentement un peu d'eau pbysiologique dans la cliambre 

 située entre M et N. 



Le liquide est contenu dans un tlacon 0:1a pression exercée 

 par une poire double en caoutcbouc XX' le force à passer par 

 le tube F qui aboutit à un téton porté par la pièce M (et noi> 

 visible sur la ligure). 



Le cylindre I doit être parfaitement alésé à l'intérieur : il est 

 porté par l'intermédiaire d'une bride Y munie d'un écrou de ser- 

 rage sur un pied de fonte Z, solidement lixé à une table. Cette 

 disposition permet de donner à l'appareil l'inclinaison désirée. 



Toutes les pièces en contact avec les organes à broyer sont 

 en laiton nickelé, à l'exception des couteaux A B et C, qui sont 

 en acier trempé. 



L'appareil tout entier, sans la manivelle bien entendu, est 

 stérilisée au four à tlamber; >si on emploie l'autoclave ou l'eau 

 bouillante, la stérilisation ne doit être faite qu'au moment où 

 l'on doit se servir de l'appareil, afin d'éviter la formation de 

 rouille sur les couteaux. Lorsqu'il est refroidi, on le fixe sur son 

 pied et on introduit l'organe à broyer, coupé en fragments s'il 

 est trop volumineux, par louverture T. On tourne la manivelle 

 D de la main gaucbe, de fai-on à amener l'organe au contact des 

 outeaux; on commence alors h injecter de l'eau physiologique 



