REVUES ET ANAI.YSES. 861 



rant va se dépenser clans une lampe Edison, enfermée comme tout le 

 reste dans la chambre, où sa chaleur va retrouver la chaleur versée 

 par les autres formes de transformation de l'aliment. De la sorte, 

 venues ensemble par l'aliment, toutes ces formes repartent sous la 

 même forme, celle de chaleur, et sont récoltées par le même appareil. 



Cet appareil est fait d'une série de tubes étroits en cuivre circu- 

 lant dans la chambre, et récoltant dans l'air tout ce qui s'y trouve de 

 chaleur excédant la sienne. Toute la chaleur produite vient donc se 

 totaliser dans l'eau écoulée. Il suffit de la faire passer par un compteur 

 et sur un thermomètre. Je n'entre pas dans plus de détails relatifs à 

 l'évacuation des produits de la digestion. L'opérateur peut, lorsqu'il le 

 veut, recueillir à part, à l'aide de tubes à eau froide, les produits de la 

 respiration, ou dans des linges la sueur quand il a travaillé, peser 

 par différence les produits obtenus et les étudier ù part. Bref, il y a 

 un opérateur de plus, et intelligent, dans la petite cage. 



Ceux qu'intéresserait cet instrument, qui me semble devoir rester 

 dans la physiologie, en trouveront la description et le fonctionnement 

 dans les premières publications de M. Atwater signalées dans la Biblio- 

 graphie. Malgré la simplicité de sa construction et de sa marche, il 

 suffit à tant de choses qu'on peut être tenté de &e demander s'il fait 

 bien tout ce qu'il fait. Les deux expériences suivantes répondront à 

 ce scrupule. 



Il est à la fois un calorimètre et chambre de respiration. Nous 

 pouvons l'étudier comme calorimètre en y envoyant de l'extérieur un 

 courant d'électricité, qui s'y dépense par l'intermédiaire du motocycle, 

 de la dynamo et de la lampe électrique, qui tous sont enfermés dans 

 la chambre, et donnent de la chaleur que le courant d'eau emporte. 

 Cinq expériences, faites par ce moyen, ont montré qu'en moyenne, le 

 récepteur retrouvait 100,01 de la chaleur apportée par le courant 

 électrique. On voit donc que l'appareil est bien protégé contre l'in- 

 lluence du rayonnement, ce à quoi aide naturellement beaucoup la 

 constance de sa température. 



Pour faire de même fonctionner l'appareil comme chambre de res- 

 piration artificielle, on y a brûlé un certain poids d'alcool bien pur, 

 qui donnait à la fois de la chaleur, de l'eau et de l'acide carbonique. 



Le tableau suivant indique ce que devait donner l'alcool qu'on a 

 brûlé, et ce qu'on a trouvé en réalité : 



CO-^ H20 Calories. 



Valeur tlK-oriquc 19,240 12,2G4 64, .^o4 



Valeur trouvée i9,2()l 12,378 64,ol0 



Proportion 99,8 i00,9 99,9 



L'appareil récolte donc très bien à la fois les matériaux chimiques 



et la chaleur. Il se révèle donc comme un instrument de premier ordre, 



auquel sont promis des résultats du plus grand intérêt. 



