SUR LE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE DES ETUVES. 781 



1 centimètre de diamètre, fait suite, en B, un tube de même dia- 

 mètre B G très incliné sur i'horizontale. Ce tube incliné aboutit 

 à la partie inférieure C d'un large tube de verre vertical C D. 

 Dans le tube incliné B C sont enchâssés de distance en distance, 

 tous les 25 millimètres dans le modèle que je possède, des fils 

 de platine. Ces fils de platine, en chacun des points [a, h, c, 

 d... n) on ils aboutissent, mettent en communication électrique 

 l'intérieur du tube avec le dehors. 



Enfin sur la partie horizontale A B du tube est branché ver- 

 ticalement un tube E H muni d'un robinet R. 



A l'extérieur du tube, entre a et h, on place une résistance 

 convenable, de même entre c et (/, etc. Dans le tube on verse 

 une certaine quantité de mercure. Dans la branche large on 

 met ce mercure en relation avec le radiateur de l'étuve, le fil de 

 platine a, le plus proche de B, est relié à la source d'électricité 

 dont on dispose. On a donc le circuit : secteur, régulateur du 

 point rt au point C, radiateur, secteur. On voit dès lors sans 

 peine que si le mercure monte dans la branche inclinée jus- 

 qu'en a, le radiateur est mis en court circuit sur le secteur ; si le 

 mercure ne vient que jusqu'en b, le courant diminue d'intensité 

 en raison de l'intervention automatique dans le circuit de la 

 résistance placée entre a et b ; si c'est en /' que se trouve le 

 mercure, la résistance du circuit est ah-\-hc-\-cd-\-de-[-ef-\- ra- 

 diateur, et ainsi de suite : plus le mercure baisse dans la bran- 

 che B C, plus grande est la résistance intercalée sur le courant 

 et plus faible est ce courant. 



Il est évident que cet appareil peut être employé comme 

 régulateur du courant des étuves électriques. Il suffit en effet 

 de le transformer en un thermomètre à air en mettant en com- 



