m LE GHAÏÏFFA&E ÉLECTRIQUE DES ÉTWES 



A température; constante 



Par le D^ L. MAHMIER 



Les régalatears à gaz, employés habituellement dans les 

 étuves de bactériologie, donnent des températures dont les 

 variations sont à peu près de l'ordre du degré centigrade. Si 

 l'on veut substituer l'électricité au gaz pour le chauffage de ces 

 étuves, il est donc utile de pouvoir régler le débit du courant 

 électrique de façon à obtenir, avec cet agent, des températures 

 présentant des variations du même ordre. 



C'est M. Lequeux qui, à ma connaissance, imagina le pre- 

 mier modèle d'étuve électrique. Dans cette étuve, le régulateur 

 était une adaptation à l'électricité du régulateur métallique du 

 D'" Roux. La branche mobile du régulateur métallique en 

 fer à cheval est disposée de façon à toucher constamment l'une 

 ou l'autre de deux tiges métalliques situées de part et d'autre 

 d'elle (par exemple à droite et à gauche de cette branche mo- 

 bile). Quand le courant électrique chauffe l'étuve, ce courant 

 suit le trajet suivant : il se rend.au régulateur métallique, passe 

 de la partie mobile dans une des deux tiges métalliques (sup- 

 posons que ce soit celle de gauche) et de là se rend au radia- 

 teur de l'étuve qui est en connexion avec cette tige. Au fur 

 et à mesure que la température s'élève, la branche mobile du 

 régulateur se déplace, vers la droite dans ce cas, et il arrive 

 un moment où elle touche la tige métallique de droite en se sé- 

 parant de la tige de gauche. A cet instant, le courant ne passe 



