88 SÉANCE DU 28 MARS 1893 



cordent tout-à-fait avec celles de M. Rémy Saint-Loup ; il ajoutera 

 seulement que souvent elles tournent deux à deux avec la même 

 rapidité autour d'un de leurs jeunes comme centre. La femelle met 

 bas de six à huit petits tous les vingt jours depuis le 19 janvier, 

 mais les parents ont tué la première portée. Les deux autres de six 

 et sept petits ont fort bien réussi et la mère nourrit pendant tout le 

 temps de sa nouvelle gestation. Quinze jours après leur naissance, 

 les jeunes sautent du nid, se mettent à grignoter le Millet alpiste 

 qui leur sert exclusivemeut de nourriture et, quoique très faibles 

 sur leurs jambes, essaient déjà de tournoyer. Pendant qu'ils tettent, 

 les petits s'attachent si fortement aux mamelles, qu'il arrive souvent 

 que la mère en sortant du nid pour chercher sa pâture en entraîne 

 un qu'elle promène sur le dos pendant toutes ses allées et venues à 

 travers la cage. 



THERMO-RÉGULATEUR DE CONSTRUCTION TRES-SIMPLIF1EE 

 POUR LES ÉTUVES A TEMPÉRATURE CONSTANTE, 



par Charles JANET, 



Ingénieur des Arts et Manufactures. 



Les régulateurs en verre, que l'on emploie pour maintenir à une 

 température constante les étuves qui servent aux recherches d'his- 

 toire naturelle, ont l'inconvénient d'être assez fragiles et trop com- 

 pliqués pour pouvoir être, en cas d'accident, réparés ou remplacés 

 par les personnes qui n'ont pas une grande habitude du travail du 

 verre. 



Voici un appareil très simple qui peut être construit en quelques 

 minutes, même par les moins habiles. 



Un tube en verre, ayant euvirou 15 millimètres de diamètre, est 

 fermé à la lampe à l'une de ses extrémités A, muni à cette extrémité 

 d'un petit tampon de ouate, puis replié en deux branches inégales. 



On imbibe le tampon de ouate de quelques gouttes d'éther et l'on 

 verse du mercure, de manière à remplir la grande branche à peu 

 près jusqu'au milieu de sa hauteur et à ne laisser dans la petite 

 branche qu'une colonne d'air de quelques centimètres. 



L'extrémité courte B est fermée par un bouchon en liège, traversé 

 par deux tubes fins recourbés. L'un a, très court, sert à l'arrivée du 

 gaz. L'autre s, beaucoup plus long et pouvant glisser à frottement 

 doux dans le bouchon, sert à la sortie du gaz. 



