NOUVELLE ÉTUVE, CHAUFFÉE AU PÉTROLE, A TEMPÉRATURE 



RÉGLABLE A VOLONTÉ 



Par M. J. KRASILSTCHICK. 



L'intérêt excité par les études bactériologiques, par les 

 découvertes qu'elles nous ont données et celles qu'elles nous 

 promettent, est tel que les laboratoires voués à cet ordre de 

 recherches se multiplieraient beaucoup, si tous les instruments 

 dont on s'y sert pouvaient être commodément installés partout. 



Il en est un dont on ne saurait se passer, l'étuve à tempé- 

 rature constante. On n'a qu'à choisir entre les modèles quand 

 on dispose d'une canalisation de gaz, mais quand on n'en a pas, 

 on est fort embarrassé de trouver une étuve réglable pouvant 

 être chauffée avec du pétrole ou tout autre combustible. 



M. Sahli, de Berne, a bien décrit une étuve chauffée par le 

 pétrole; mais elle semble être restée à l'état de projet, et il nous 

 a été impossible de nous la procurer. Ou s'explique du reste un 

 peu, en lisant la description qui en a été donnée, qu'elle ne soit 

 pas devenue pratique. M. Wiesnegg, lorsque je suis allé le voir 

 pour lui parler de mon appareil, me fit voir un système dû à 

 M. d'Arsonval, dans lequel l'étuve est chauffée par un courant 

 de vapeur d'un liquide volatil, et maintenue ainsi à une tempé- 

 rature constante. Cette température est de 35°, 5 quand on 

 emploie l'éther, de 61° avec le chloroforme; pour des tempéra- 

 tures intermédiaires, on emploie des mélanges de chloroforme 

 et d'éther. Mais il est difficile d'obtenir des températures au- 

 dessous de 35°, 5 ; et pour les températures un peu supérieures, 

 il faut tâtonner pour avoir le mélange convenable, qu'on n'est 

 du reste jamais sûr de pouvoir conserver dans ses proportions 

 initiales, les pertes inévitables de la distillation portant toujours 

 sur le liquide le plus volatil. 



