94 Instrumente, Priipar.ntions- n. Conseivatlonsmethoden. 



ganze Reihe von Körpern nach ihrem Brechnngsindex zu ordnen, 

 ohne ihren absohiten I'rechungsindex zu kennen. M. hestimnile 

 unter Anwendung dieser ]\rethode, dass der Brechungsindex der 

 Harze aus Mjirha. Renzoc . Asa foetida, Ammoniacum und Oal- 

 banum höher als der von Canadabalsam ist, aber unter dem des 

 Styrax steht und daher dem h'tztoren unter allen bis jetzt zur Her- 

 stellung von Dauerpräparaten verwendeten Balsamen der Vorzug 

 gebührt. Bei Polarisations-Objocten ist die Begrenzung im Styrax- 

 Balsam viel schärfer und die Färbung unterm Gypsplättchen viel 

 intensiver als im Canadabalsam. 



Kohl (Marburg). 



Thonia, R., Uebei- eine neue Camera lucida. Dumaige 's 

 camer a lucida. (Pleferat.) (Zeitschr. für wiss. Mikrosk(^pie. 

 Bd. V. Heft 3. p. 2*17—304 u. p. 3ö2.) 



Die vonThoma construirte Camera ist bestimmt für schwache 

 1 — 10-iache Vergrösserung oder für geringe Verkleinerung ( — ^/lo) 

 und trägt dem Refractionszustand des Auges des Beobachters in 

 sinnreicher Weise Rt'chnung. Die Kammer besteht aus einem 

 Metallgehäuse mit zwei parallelen, unter 45" zum Horizont geneigten 

 planparallelen Spiegeln, von welchen der eine unbelegt, der andere 

 silberbelegt ist. Durch jenen (I) hindurch erblickt man das Ob- 

 ject, über ihn aber das vom belegten Spiegel (H) reiiectirte Zeichen- 

 feld. Zwischen beiden Spiegeln schaltet man lum ein convexes 

 Brillenglas von 40 cm Brennweite ein , ein zweites von 10 cm 

 Brennweite zwischen Spiegel I und Objcct und endlich ein drittes 

 zwischen Spiegel I und Auge, welches das Auge auf oo corrigirt, 

 also meist ein Concavglas von — 4 bis — 6 Dioptrieen. Die 

 Construction ist, wie näher angegeben, derart, dass man beim Ge- 

 brauch die Kammer mit dem unteren Rande ihrer Schiebehülse 

 auf die Stelle 30 cm der verticalen Stange festschraubt, den Object- 

 tisch aber so, dass der obere Rand seiner Schiebehülse 10 cm von 

 dem unteren Ende der Nase derjenigen des Kammerträgers entfernt 

 ist. Die Lichtstärke beider Bilder wird in bekannter Weise durch 

 Einschieben von Rauchgläsern regulirt. Bei stärkeren Vergrösserungen 

 (mehr als 1, IV2 u. 2) muss man auf das oberste Brillenglas noch 

 ein Diopter aufsetzen, um parallaktische Verschiebungen der Bilder 

 zu vermeiden. Bei stärkeren Vcrgriisserungen muss das Diopter 

 über dem Object sich befinden, nur bei den schwächsten (1 u. IV2) 

 wird die Kammer verkehrt aufgesteckt, dass das Object unter den 

 Spiegel n zu liegen kommt. Für den Gebrauch hat Thoma seiner 

 Mittheilung Vergrösserungs-Tabellen beigegeben. Die erforderlichen 

 Rauchgläser, Convex- und Concavgläser sind der Kammer beigefügt. 

 Das Stativ des Apparates wird direkt auf die Fläche des Zeichnen- 

 papiers aufgesetzt, das zugleich Lichtquelle für das Object ist. 



Die Vorzüge des Apparates sind kurz folgende : Er giebt 

 schon bei sehwachen Vergrösserungen sehr grosse Gesichtsfelder, 

 es können Objecte von 6—10 cm Durchmesser gezeichnet werden 

 und es sind Verkleinerungen (1 — Ve) bei entsprechender Umstellung 



