IIKGLLATEUR APPLICABLE AUX ETUVES. 159 



ment et diminuer ainsi la tlamme. On peut encore fixer une 

 des branches de façon qu'elle soit immobile, et ajuster à l'autre 

 une lige qui suivra ses mouvements et ira ouvrir ou obstruer 

 l'arrivée du i^az combustible. Les mouvements dus à la dilatation 

 du régulateur bi-métallique peuvent être amplifiés au moyen de 

 leviers, et on augmenle ainsi la sensibilité de l'ajjpareil. 



Fig. 



Ce régulateur est adapté aux étuves du modèle Pasteur cons- 

 truites par M. AYiesnegg', qui sont très employées dans les labora- 

 toires de microbie (fig. l) ; elles sont en effet assez vastes sans être 



