160 



ANNALES DE L'INSTITUT PASTEUR. 



encombrantes. Depuis que M. Schribaux a remplacé le chauf- 

 fage à vapeur par le chauffage direct au gaz, elles sont devenues 

 plus commodes encore et consomment très peu de gaz. Le régu- 

 lateur est placé verticalement près d'une paroi latérale, l'ouver- 

 ture de ru vers le haut : une des branches A (fig. 2), la plus 

 éloignée de la paroi, est fixée à l'éluve, l'autre, qui seule peut se 

 déplacer, porte une tige horizontale qui sort de l'éluve par une 

 ouverture suffisante pour qu'elle puisse sV mouvoir librement. 

 A sa sortie de l'éluve, cette tige est recourbée à angle droit et 

 traversée par une vis/?, qui peut être fixée à un point quelconque 

 de sa course au moyen d'un écrou e. L'extrémité de celle vis 

 peut être amenée au contact d'une petite soupape qui commande 

 l'écoulement du gaz et qui complète l'appareil. 



Cette soupape 0, est formée par un obturateur conique, en .ai ton, 

 fixé sur une tige qui traverse le tube d'arrivée du gaz. Un petit 



Fig. 2. 



ressort, placé dans ce tube même, maintient l'orifice de sortie 

 fermé tantque l'on n'appuiepas sur l'extrémité de la tige de l'obtu- 

 rateur, mais si celle-ci est légèrement repoussée, le tube est 

 ouvert, le gaz se répand dans la petite chambre en verre r, et 

 se rend au brûleur par une tubulure. Une petite ouverture, prati- 

 quée dans l'obturateur, laisse passer assez de gaz pour main- 

 tenir la flamme du brûleur en veilleuse quand la soupape est 

 fermée. Cet obturateur joue donc le rôle d'un robinet sensible et 

 facile à ouvrir au moyen d'un mouvement en ligne droite et 



