Instrumente, Präparatious- und Conservations-Methode». 



45 



Instrumente. Präparations- u. Conserva- 



tionsmethoden. 



Die neue Mikroskopirlampe von Kochs-Wolz in Bonn. 



Auf der 61. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte 

 in Köln wurde zuerst eine Mikroskopirlampe ganz eigenartiger 

 Konstruktion vorgeführt, die nunmehr von den Firmen : M a r q u a r t 

 (C. Gerhardt) und Max Wolz, beide in Bonn, in den Handel 

 gebracht ist und hier an der Hand nebenstehender Figur eine kurze 

 Beschreibung erfahren soll. 



Die Konstruktion beruht auf dem physikalischen Gesetz, dass 

 Licht bei seinem Gang durch Glas an der Luft total reflektirt 

 wird, so lange der auffallende Lichtstrahl den Winkel von ca. 40 ^ 

 nicht überschreitet. Das von der verdeckten Lampe L erzeugte 

 Licht gelangt in einen doppelt oder einfach gekrümmten Glasstab (s), 

 welcher dasselbe in voller Stärke bis zum Präparat 7) fortleitet 

 und unterhalb desselben diffus und kalt austreten lässt. Die 

 Vorzüge ergeben sich von selbst. Das Auge wird, da nirgends 

 anders als unter dem Objekt Licht austritt, von direktem Licht 

 nicht belästigt, ebenso fällt die oft sehr unangenehme Wärme- 

 ausstrahlung der Lampe weg. Die Beleuchtung des Präparats 

 geschieht ohne Spiegel, Sammellinse etc., das Präparat erwärmt 

 sich nicht; die Intensität des Lichtes kann durch Entfernen 

 der Austrittsfläche vom Objekt, die Färbung durch Anwendung 

 geeigneter Farbengläser leicht modificirt werden. Mit Hülfe eines 

 einfach gekrümmten Stabes kann man undurchsichtige Objekte aus- 

 gezeichnet beleuchten. Nur eine Unbequemlichkeit hat die Lampe, 

 die daraus entspringt, dass unter dem Objekttisch bei complicirteren 

 Mikroskopen doch eine ^Menge Vorrichtungen angebracht zu sein 

 pflegen, wie der Ab be'sche Beleuchtungsapparat, Blenden etc. und 

 man gezwungen ist, das lichtspendende Stabende ziemlich weit zu 



