126 



SÉANCE DU 10 MARS 1914. 



(Tautopinccs pour divers usages micrographiques ou chi- 

 rurgicaux. 



Le simple examen 

 des ligures permet 

 en effet de com- 

 prendre combien il 

 est facile, par le 

 seul changement des 

 mors, de transfor- 

 mer une même auto- 

 pince en plusieurs 

 pinces de systèmes 

 différents : autopince 

 hémostatique, auto- 

 pince de dissection, 

 autopince pour aci- 

 des, etc. 



* * 



FlG. 1. 

 FlG. 2. 



FlG. 3. 



L'autopince représentée en grandeur d'exé- 

 cution et munie de sa bague de fixation. 



Coupe de l'autopince. Le ressort n'a pas été 

 coupé. On voit les deux mors de l'autopince 

 sectionnés sur toute leur longueur. 



Etude de la conformation de l'autopince : on 

 suppose que le tube, les mors, etc., sont 

 transparents pour laisser voir toutes les 

 pièces de l'instrument : 1° l'axe terminé 

 d'un côté par le bouton cylindrique, de 

 l'autre par la bille sphérique; 2° le ressort; 

 3° les mors de l'autopince ; 4° la tigelle ; 

 5" le capuchon protecteur des mors. 



L'autopince se 

 compose essentielle- 

 ment : 



1° D'un système 

 de mors m dont 

 l'élasticité assure le 

 pincement automa- 

 tique de l'objet à 

 saisir. La force de 

 ces mors peut varier 

 selon les objets à 

 pincer (faible pour 

 des lamelles ou ob- 

 jets très fragiles, 

 plus grande pour 

 l'hémostase). A l'état 

 de repos les deux 

 mors sont au con- 

 tact (fig. 2). 



2° D'une tigelle 

 cylindrique axiale t 

 terminée par une 

 bille sphérique b et 



