( 123 ) 



par une vis de rappel, donne la dernière exactitude à 

 l'ajustement. Un mécanisme à ressort permet à l'objectif 

 de rétrograder quand, par inatlention, l'observateur l'a 

 conduit contre l'objet, ce qui n'arrive pas seulement 

 aux commençants. 



o 



La platine est construite sur le modèle de celle du 

 microscope simple, mais les dimensions en sont doublées. 

 A sa partie inférieure, elle porte un diapluarjine tournant 

 servant à graduer l'éclairage. 



Le miroir possède deux surfaces réfléchissantes, l'une 

 plane, l'autre convexe. Il peut s'écarter ou se rapprocher 

 de la platine, donner une lumière oblique et produire 

 pour les faibles grossissements un éclairage à fond noir. 



L'éclairage des corps opaques se fait au moyen d'une 

 grande loupe, montée sur un pied spécial qu'on peut 

 allonger à volonté. 



L'instrument est pourvu de deux oculaires et de 

 deux objectifs. Le plus fort de ces derniers est construit 

 de manière à ce que la lentille frontale puisse en être dévis- 

 sée, ce qui donne un o^ grossissement de force moyenne. 

 La longueur du corps, depuis l'oculaire jusqu'à l'objectif; 

 est de 15 à 16 centimètres. 



Les pouvoirs amplifiants de ce microscope sont au 

 nombre de 6 et vont de 50 à 200 fois. Quant à sa valeur 

 optique, Carpenter le dit « infiniment supérieur aux 

 anciens instruments non achromatiques, et au moins 

 égal aux premiers instruments dont l'aberration chroma- 

 tique fut corrigée. » 



Ses accessoires sont les mêmes que ceux du micros- 

 cope simple, sauf que leur dimension est en général plus 

 considérable. Addition a été faite de quelques instruments 

 de dissection, et d'une préparation d'écaillés de Lepisma 

 sacchari7ïa servant de test aux objectifs. 



15 



