331 



Snr nn nouveau periectionnement 

 apporté au microtome à main de Ranvier. 



par L. PAULET 



Préparateur à Tlnstitut botanique de rUniversité de Liège. 



Dans une note publiée récemment dans le Bulletin 

 de la Société botanique de France (l), M. G, N. Peltrisot, 

 après avoir montré les inconvénients que présente 

 l'usage des microtomes ordinaires de Ranvier, fait con- 

 naître les perfectionnements qu'il a apportés à ces 

 instruments, si répandus dans les laboratoires de 

 microscopie. 



Rappelons d'abord les inconvénients du microtome 

 ordinaire. Ils proviennent, selon M. G. N. Peltrisot, de 

 trois causes : 



1" la fixité du diamètre du tube central interdisant 

 remploi de morceaux de moelle de sureau, dont le 

 diamètre s'écarte trop, en plus ou en moins, de celui 

 du tube. 



2° l'absence d'ascension régulière du morceau de 

 moelle de sureau, à cause du manque d'élasticité de la 

 moelle comprimée dans le tube. 



3° la perte de temps que demande le démontage entier 

 du microtome, que l'on doit effectuer pour changer 

 d'objet ou de moelle. 



Pour parer à ces inconvénients, M. C. N Peltrisot a 

 imaginé d'adapter une griffe, destinée à comprimer la 

 moelle, sur la tige à vis. 



La description du perfectionnement, imaginé par 



(l). C. N. Pftltrisol, sur un nouveau microlomc à main {Bulletin 

 de la Société botanique de France^ 4« S, t. VI, 1906, p. 690. 



