DES Sciences. 497 



i Efprit dc Vin, ceiix-Ia fcroiU ics plus kndhlcs Jans ce point 

 de vue, dont les Boulcs Icrorit plus pctitcs. Lcs cliangemcius 

 du fioid ail chaiid, il'un dtgic dc cluiiid a 1111 autre dcgre de 

 chaud plus grand, fe font dans fair avant dc Ic faiic dans la 

 Jiqncur du 1 hcrmomclrc. L'air, plus chaud que les corps 

 qu il touclic , Icur comnninicjuc de la chalcur ; la Boulc du 

 'i liermomctrc parlage avcc la couciie d'Elprit dcVin appii- 

 qucc centre fii lurface, les imprclFions de chaieur qu'elle a 

 rc(jucs. Cetlc premiere couehe d'Elprit de Vin panagc la 

 licnne avec la iecondc couehe; ainfi la chaieur, diitrihuee de 

 couches en couches, clt nioins grande vers Ic centre dc la 

 Boule d'Elprit de Vin que vers la lurface , & c(l d'autant: 

 moins grande que la Boule a plus dc diametre. II en elt ici 

 comnie du feu qu'on allume autour de deux vales, dont I'uii 

 eft grand , & I'autre petit, quoiqu'on le lafle agir egalenicnt 

 fur toute la lurfnce des deux vales, la liqueur contcniie dans 

 le petit hoiiillira pliitot que cclle qui fera contcniie dans le 

 grand. Aufh li la Boule etoit fuppofec grolic jufqu'a un cer- 

 tain point, il le teroit fouvent des changcmcnts du iroid au 

 chaud ik. du chaud au froid , qui ne feroient pas marque's 

 dans toule Icur e'tendlie par le 1 hermometrc, car il faudroit 

 alors un temps alles confide'rable avant que i'Elprit deVin 

 place prcs du centre de la Boule, cut pris Ic degre de chaieur 

 de lair extericur; & s'il arrive qu'avant d'avoir pris ce degre 

 dc thalcur, lair commence a le rcfroidir, la liqueur de la 

 Boulc fe refroidira avant d'avoir pris un degre dc chalcur 

 cgal a celui que l'air avoit ci-devant. Les pallagcs du froid au 

 chaud font louvcnt fi fubits, l'air qui nous cnvironnc rtflc 

 pendant fi pen de temps dans un meme etat , qu'il ell menic 

 a croirc que lesThermomctres a plus pctitcs Boules ne don- 

 nent que tres-rarement toute relendiie du froid ou du chaud 

 dc l'air, tk cet inconvenient ell encore plus grand pour les 

 Thermometrcs a grolles Bouies. 



Mais le rcmede (ju'on pent apportcr a ce di'faut des Thcr- 

 niometres a grolles Boules cfl bien limple. Rien nexigc que 

 h panic que nous nonimons la Boulc duThcrmometre kit 

 A tern. lyjo. _^ . Rrr 



