DANS LES CORPS SOL IDES. 421 



Get excl's ou crrcur du thernioini'tre diminue en niL-int; 

 temps que relcvatioii du tliermonictre. On trouvcrait la 

 quantite de la correction en multipliant lelevation actuelle 

 u du tliermometre, par le rapport de la vitesse H du ref'roi- 

 dissement du vase dans I'air, a la vitesse h du refroidisse- 

 ment du thciinometre dans le liquide. On pourrait supposer 

 que le thermometre , lorsqu'il a etc plonge dans le liquide , 

 marquait une temperature inferieure; c'est meme ce qui 

 arrive presque toujours : mais cet etat ne pent durer. Le 

 thormomJ'trc commence a se rapprocher de la temperature 

 du litpiidc ; en meme temps le licjuide se reiroidit, de sorte 

 que le thermometre passe d'abord a la temperature meme 

 du li(juidc ; ensuite il indicjue toujours une temperature 

 extremcmcnt peu diflercnte et sujiericure. 



On voit par ces resultats que si Ton plonge dans un meme 

 vase, rempli d'un lirjuide rjui se ret'roidit lentemcnt, dilfe- 

 rents thermometres, ils doivent tous indicpier a tres-peu 

 pres la meme temperature, dans les memes instants. Appe- 

 lant h, h' , II',... les vitesses du refroidissement de chacuii 

 de ces tliermometrcs dans le li<pnde, on aura 



Hm Htt H« 



/( ' /(■ ' A" ' • •  



pour les erreurs respectives. Si deux tlieimomt'tres sont 

 egalement sensihles, c'est-a-dire si les quantites h et h' sont 

 les memes , leurs Icmpi'ratures dil'lereront (■galemcnt dr 



celles (In liquide. Les coeflicients h, li , h , out de 



grandes valeurs, en sorte que les erreurs des tliermomJtres 

 sont des quantites fort petites, etsouverit inapprcriahlcs On 

 conclut de la que , si un thermometre est construit avec 



