422 DU MOUVEMENT DE L\ CHALEIR 



soin et peut etre reg.irde comme exact, il sera facile do 

 construirc plusieurs autrcs thermometres dune exactitude 

 e{jale. 11 sutlira de placer tous les thermomi-tres (jue Ion 

 voudra diviser. clans lui vase rempli tl iiii liijiiidc cpii se rc- 

 troidit lentement, et d'v placer en ineme temps lo tiiermo- 

 metre qui doit servir de modele : on n'aura plus qu a les 

 observer tous de degre en degre, ou a de plus grands in- 

 tervalles , et Ion marquera les points oil le niercure se trouve 

 en merae temps dans les differents thermometres; ces points 

 seront ceux des divisions cherchees. Nous avons a|)plique 

 ce proccde a la construction des thermometres employes 

 dans nos experiences, en sorte que ces instruments coinci- 

 dent toujours, et tres-exactement, dans des circonstances 

 semblables i ; * 



Non-seulcment cette comparaison des thermometres pen- 

 dant la duree du refroidissemcnt tlu li(]uide elablit cntre 

 eux une coincidence parfaite, et les rend tous semblables a 

 un seul modele, mais on en deduit aussi le moyen de diviser 

 exactement le tube de ce thermometre principal , sur lequel 

 tous les autrcs doivcnt etre regh-s. On satisiait ainsi a la 

 condition foiidamentale de cet instrument, qui est, que deux 

 intervalles quelconqucs, comprenant sur lechelle un meme 

 nombre de degres, contienncnl la nicmc (juantite de nier- 

 cure. Au reste , nous omettons ici des details qui n'appar- 

 tiennent jioint dircrfcniciil a i'dbjct de notre mi'inoire. 



49. On a determine, dans les articles precedents, la tem- 

 perature z que recoit, apri-s le temps t, une couclie splie- 

 rique interieure placee a la distance x du centre. II s'agit 

 maintenant de calrul<^r la valeur de la temperature movenne 



