3^0 TABLE DES MEMOIRES 



Thermomètre. 



prietés de l'air; An. 175 i. Hift. p. 6. AJem. 

 : : p. 2^0. où l'on examine fi l'on doit laifler 

 au haut des Tuyaux des Thermomètres , de 

 l'air naturel , ou de l'air raréfié; 2^3. quels 

 . • font les inconvéniens qui fe rencontrent dans 



l'un ôc dans l'autre cas; ajj. 2^^. & le moyen 

 de les prévenir, ajj. La dilatation de l'Efprit 



•: de Vin par un air comprelfible^ efl: une caufe 



• ;,]:.■. I du dérangement du Thermomètre. 2 jp. Déran- 

 gement par une caufe contraire obfervée par M. 

 ; ' Wolff. aô'o. Le moyen de remédier à tous ces 



. L - derangemens , eft d'épuifer l'Efprit de Vin d'air. 



252. Comment on peut en venir à bout. 26^. 



-.;": , Les Thermomètres faits avec un EfpritdeVin 

 purgé d'air, ne defcendent guères plus bas que 

 ceux dont la Uqueur n'a pas été purgée, 2(55. 

 d'où il s'enfuit que l'air incorporé dans l'Efprit 

 de Vin ne contribue point à fa dilatabilité. 2^7. 

 Plus l'Efprit de Vin renfcrnié dans le Tube du 

 Thermomètre fera purgé d'air , &c plus l'air qui 

 occupera la partie fupérieure du Tube fera ra- 

 re , moins il y aura à craindre que le Thermomè- 

 tre fe dérange dans la fuite. 270. Les Thermo- 

 mètres faits félon cette méthode , paroiflient plus 

 fenfibles ; raifon de cette fenfibilité. 271. Quelle 

 eft la quantité d'air qu'oji retire de l'Efprit de 

 Vin, 6c de combien il en augmentoit le volume. 

 272. Expériences à ce fujet. 27 y. & Juiv. L'air 

 ne fe dégage de la liqueur chauffée que lorf- 

 qu'elle fe refroidit. 278. C'cft un corps beaucoup 

 plus fpongieux que le Cotton , la Laine , l'Epon- 

 ge ,& les autres corps auxquels on peut le com- 

 parer. 28 1. C'clt de cette ftrudure que dépend fa 



compreffibilité , 



