— 44 - 



D'apres ces considerations , on adopte , dans les tra- 

 vaux de recherches scientifiques , le thermometre a air. 

 Toutefois, ce thermometre etant d'un eniploi peu com- 

 mode, il importerait d'eviter autant que possible les 

 inconveniens qu'il presente. J'ai deja rappele, d'ailleurs, 

 qu'il necessite un calcul destine a corriger ses indi- 

 cations des influences variables de la pression de l'at- 

 mosphere. J'ajouterai qu'un autre genre de corrections 

 devient indispensable, si Ton veut obtenir de lins- 

 trument la regularite qui le rend superieur aux autres 

 inoyens thermometriques. 



Ce que Ton cbercbe a realiser , oest un appareil 

 dont les indications soient proportionnelles a l'energie 

 de la chaleur. En admettant que les dilatations de l'air 

 satisfassent a cette condition , on recounait que les 

 degres d'un thermometre , dans lequel une masse ga- 

 zeuse est entouree d'une enveloppe solide , ne jouiront 

 plus de la merae propriete ; car ils ne mesurent que 

 les dilatations apparentes du fluide , et ces dilatations 

 ne sont elles-memes que les excess des dilatations regu- 

 lieres du gaz snr les dilatations variables de l'enveloppe. 



Le double calcul par lequel on tiendrait compte de 

 ces deux causes derreur n'a theoriquement aucune 

 difficulte , mais il conduit a une formule compliquee , 

 dont Temploi serait tres-penible dans la pratique. MM. 

 Dulong et Petit nous ont laisse , dans leur meiuoire , 

 les moyens de l'eviter , et meme d'arriver , sans re- 

 noncer au thermometre a mercure , a des resultats non 

 moins precis que si nous acceptions exclusivement le 

 thermometre a air. Ces physiciens ont observe direc- 

 teinent les indications de ce dernier thermometre pour 

 des temperatures distantes de 50 degres sur le prcjnier, 



