XV 



■welche aus zwei auf einander gekiltelen Kegeln (a.) besteht, in eine 

 silberne gestielte Kapsel gefasst, und mit dem seitlich zu öffnenden Deckel 

 (b.) -versehen ist. Am Stiele befindet sich ein Ring (c.) , um die Lupe 

 an einer Schnur tragen zu können. Sie ist vorzüglich brauchbar, da sie 

 durch den Deckel schnell und sicher geschlossen ist, und bei einiger Ui- 

 "nng, sehr gute Bilder und starke Vergrösserungen gewiihrt. Dem Anf.in- 

 gei' rathcn wir , selbe stets schief mit dem Metallrande aufzusetzen, l)is 

 marj hinreichende Uibung erworben hat. Man kann grobes Zellgewebe, 

 groiSe Sporen, Basidien u. d. m. mit ihr trefflich sehen, vorziiglich wenn 

 man dünne Schnitte derselben auf Glas oder eine andere Lupe mit etwas 

 Wasser anklebt, und den Horizont oder eine weisse Wand, oder ein Blatt 

 Papier als Hintergrund nimmt. 



Von den drei bekannten Mikroskop- Arten sind für mycologische 

 Untersuchungen nur die dioptrischen Mikroskope von Chevalier, PiössL 

 Scliiek und Oherhnuser zu empfehlen. Die katoptrischen Instrumente von 

 yiinici sind gut, aber sie sind sehr theuer, ihre Bilder sind minder scharf 

 als jener von Plössl und Schick, und sie sind bei 6 — 8 Stunden langen 

 Beobachtungen höchst unbequem für die Präparation. Als Aushidfs -In- 

 strument, und zur einfachen Bestimmung der Sphnricii benützt man auch 

 das einfache Mikroskop, welches aber zu grossen und sehr feinen Unter- 

 suchungen untauglich ist. Wir werden hier mit der Beschreibung des ein- 

 fachen Mikroskopes (Taf. A. Fig. 1) beginnen. Es ist gewöhnlich in 

 einem kleinen , leicht tragbaren Kasten von Holz aufbewahrt, auf dessen 

 Deckel der Trager [n. i^.) mittelst der Schraube (h.) befestigt wird. Der 

 Ti.'iger best«ht aus dem Stege a. , welcher am Fusse mit dem Gelenke 

 £;•. bewiglich verl^unden ist. Am Gipfel des Trägers ist die Stnnge d. be- 

 festigt, welche die Linse c. trägt, und seitlich beweglich, und oft auch 

 verschiebbar ist. Der Objectivtisch c. ist durch die Rurbe b. am Stege 

 auf und ab bewegbar, und ist bei ft. dmchbohrt , damit der Lichtstrahl 

 des Sjiiegels f. das auf dem Tische liegende Oiiject von unten treffe, 

 Für Objectenscheiben ist die obere Platte des Tisches durch Andrücken 

 des Federstiftes /. aufhebbar, und zwischen beide Platten kann dann der 

 Schieber befestigt werden. Das einfache Mikroskop ist ein ziemlich ent- 

 behrlic!ies W^crkzeug für den Mykologen. In Deutschland verfertigen 

 Plö'sxt iu AVien und Schick in Berlin die vorzüglichsten einfachen Mi- 

 kroskope. Von den uns bekannten Instrumenten- Arten wollen wir nur 

 foljiende drei dioptrische Formen beschreiben , welche alle applanatische 

 Objective besitzen, und welche wir durch lange eigene Erfahrung als vor- 

 züglich brauchbar bezeichnen müssen. Jedoch sei hiermit keineswegs ge- 

 sagt, dass andere Instrumente nicht eben so gut verwendbar wären. Das 

 erste dieser grössern Mikroskope ist das 



Mikroskop von Selliaue , bekannter unter dem TVamen il/. i'oh 

 Chevalier (Taf. A. Fig. 2). Mr. SeUique war der erste , der ein Mikro- 

 skop mit applanatischen Linsen durch den trefflichen Optiker Chevalier 

 in Paris bauen Hess , und welches 3Ir. Frcsnel seiner Trefl'lichkeit wegen 

 eines ausführlichen Berichtes würdigte. Ein Dreifnss (b.) trägt die Säule 

 (<■/.), an welcher vermittelst eines Gelenkes (c.) die Stange (/. ) , welche 

 das Rohr und den Tisch trägt, befestigt ist. Das Rohr (der Tubus) be- 

 steht aus drei Auszugröhren (d. e. f.) , deren oberste (f . g.) dient, um 

 durch einfaches Ausziehen und Verlängern des Rohres ein grösseres Bild 

 zu erhalten. Oben sind die Oculare (if.) einsetzbar, und unten werden 

 stets ilrei zusammenhängende Objectivlinsen befestigt. Der lisch (i. Ä.) 

 ist durch die Kurbe (c.) an der Stange auf und ab schiebbar, und hat 

 eine Blende (A.) und oben einen Objectenhalter (/.) in Gestalt einer ge- 

 krümmten Feder. Der Beleuchtungsapparat wird durch das sphärische 



