XVII 



Richtung tler Sclirauhen verschieben, \v(il)ei die Kuilje p. , durch die 

 heiler /. ges[iannl, den glei(-hin;issigcn Gang der Sclieibe bedingt, und 

 dieselbe riickwarl.s scbiel)t. ]<ei Besebrci]>ung des folgenden Instrumentes 

 werdi-n wir den 'lisch von Carry bcschreil)en. Die grossen Mikroskope 

 der Herren PlössL in Wien und Scliiek in Berlin sind nach derselben F<nm 

 gebaut, und nur sehr unbedeutende Abweichungen, wie Einschraul)en 

 oder Aufslecken der Oculare u. s. Kl. ni. unterscheiden die Instrumente 

 beider Optiker, aus deren Anstalten die mir bekannten besten Instrumente, 

 sowohl in optischer, wie auch in niechanischet ]5eziehung hervorgegangen 

 sind. Unsere Abbildung und Beschreibung (s. Fig. 5) sind nach einem 

 .5'6-Ait-A'schen Instrumente, welches wir seit fast zehn Jahren selbst be- 

 sitzen, gefertigt. Die Siiule a. wird durch einen zusammenlegljaren Drei- 

 fuss b.b.b. getragen, und trägt am Kopfe mittels eines Kniegelenkes c. die 

 dreiseitige Säule ü. , an welcher Tubus und Tisch beweglich befestigt sind. 

 Der Tubus s;. wird durch das Charnier e. und die Kurbe f. am Stege 

 auf und ab bewegt, und unten werden ihm die Objeclive i. aufgeschraubt, 

 oben aber ist er gefedert, und die Oculare h. werden einfach eingesteckt. 

 Unten trägt das (Jharnier k. den Tisch p. m., und dieser wird durch eine 

 sehr flache und feine Schraube /. A., die zum genauen Einstellen derOb- 

 jecle dient, langsam auf und ab bewegt. Der Tisch besteht nach meiner 

 ausdrücklichen Forderung aus einer einfachen viereckigen Platte rn., 

 unter welcher die Röhren jj. für den Objcctenhalter (s. Fig. 7), und der 

 Trichter n. der Blende o. befestigt sind. Unterhalb des 'Tisches ist der 

 Spiegel (j. befestigt. Die Blendung (Fjg. 9) dieses Mikroskopes bestellt 

 aus cuicr schwarzen Scheibe , welche mit drei bis vier verschieden gros- 

 sen Löchern ilurcbboiirt ist, und welche sowohl zur Dämpfung, so wie 

 zum Wechseln des Lichtes hö'chst brauchbar ist. Am festen Vorderfusse 

 des Instrumentes wird mittelst eines Loclies die Stange r. der Beleuch- 

 tnngslinse t. befestigt, weiche mit ersterer durch zwei Kugelgelenke, 

 durch die Schraube s. verbunden und einstellbar., zusammenhängt. Zu 

 diesem Instrumente gehören fünf Oculare und sechs Objective, ferner ein 

 Tisch nach Carry (s. Fig. 6), welcher aus zwei verschiebbaren Platten a. 

 besteht, welche durch seilliche Stege und Kurben b. c. auf, ab, seitlich 

 und rückwärts, und durch gleichzeitige Verbindung dieser Bewegungen nacli 

 fast allen denkbaren Schnitten eines Kreises bewegt werden können. Für 

 Anfänger sind solche Tische sehr brauchbar, geüble Forscher linden sie 

 überflüssig. Ferner gehört hierzu die Klemme oder der Objectenliaiter 

 Fig. 7, dessen breiter Hinterrand den Knopf zum Anfassen (Fig, 7. n.) 

 und die beiden Stifte b. b. enthält, mittelst welchen er auf den 'Tisch des 

 Mikroskopes befestigt wird. Die beiden seitlichen Schienen c. c. sind 

 elastisch , damit sie den unterhalb liegenden Objectenträger d. an den 

 'Tisch fest andrücken. Diese Klemme ist nur bei horizontaler Stellung 

 des Mikroskopes nützlich , sonst ist sie völlig entbehrlicli. Die Pinzette 

 (Fig. 8) ist mittels des Sliftes «. und des Stabes mit dein Gelenke b. am 

 Mikroskoptisch zu befestigen , und das eine Ende des Instrumentes tr.-igt 

 die Fedcrpinzelle c. , wälirend der Stiel d. in eine feine Spitze ausläuft, 

 um feine Gegenstände zu spiessen oder zu halten. Für den Mykologcn 

 ist dieses ganze Instrument überflüssig. Ein sehr wichtiges Instrument 

 für den Mjkologen ist das Mikrometer Fig. 10, und zwar das Schrauben- 

 niikrometer. Es wird durch die Stifte c. c. , welche in Schrauben endi- 

 gen, mit Hülfe der Schraubenmutter d. am Mikroskoptisch befestigt, und 

 die sehr feine Schraube a. b. führt die obere als 'Tisch dienende Platte 

 des Mikrometers durch das Gesichtsfeld, mithiu auch das auf ihr ruhende 

 Object. Die Schraube besitzt bei S'chichs Instrumenten 100 Umgänge auf 

 einem Pariser Zoll, und jeder solche '/j^^Zoll grosse Umgang wird auf der 







