XIX 



Mitlo liolil gcsclilidcn , und «liircli eiw sehr tli'mr.cs planes Gins l)c<lcckl 

 wcrdiMi knnn (s. Fiij;. Hl. Dinscs Glas «licnl , um an der Luil Iciclit 

 veitiockncndo oder zcrf;illende (jcgcnsl.inde oinzuschlicssen , und ist bei 

 UntcrsLicliung der MucediiKien (Sclnnimolarlen) nie zu vernachlässigen, i 



Die grossen Mikroskope von Ptnssl oder Schick besitzen sechs 

 Objoclivc, welche jedocli nur in folgenden Verbindungen anwendbar sind : 

 Object 1 und 2 sind einzeln (s. Fig. IG) oder 1+2 verbunden anwend- 

 bar (^Fig. 17). Die dritte Verbindung (Fig. 18) ist 1+2+35 die vierte 

 (Fig. 19) 3+4 + 55 die fünfte (Fig. 20) 4 + 5+6. Diese letztere gibt 

 mit allen Ocularen verhältnissmassig die stärkste Vergrösserung, hat aber 

 den kleinsten /ucv/ä; daher ratlien wir Anfängern, vorerst die Verbindung 

 Fig. 19 zu gebrauchen, welche mit starken Ocularen sehr starke Vergrös- 

 serimgen gibt, und einen viel grösseren l'hcus besitzt, wobei weniger Ge- 

 fahr für Verletzung der Objective statt findet. Die Vergrösserungen an- 

 zugeben finde ich hier überflüssig, und in wissenschaftlichen Werken 

 lächerlich 5 nur ratbcn wir den Anfängern sich für mykologischc, physio- 

 logische oder zoologische Untersuchungen kein Mikroskop anzuschaflen, 

 dessen stärkste Vergrösserung unter 800 mal diametral ist. Diese letztere 

 Vergrösserung reicht aber zu allen Arbeiten ziemlich gut aus. Auch er- 

 suchen wir sowohl Anfänger wie andere Forscher, nie die Zusammen- 

 setzung der Objective und Oculare in jenen Nummern, die sie bei sei- 

 nem Instrumente führen, z. B. II. — 1 -|- 2. (u. s. w.) zu verzeichnen. Es 

 war einst nutzlose Sitte , und Schwachköpfe thun es noch und eben so 

 nutzlos , da sehr wenige oder auch wohl gar kein anderer Forscher ihre 

 Guckkästen kennt, fiir die dabei erreichbaren Zwecke aber bürgt weit vor- 

 züglicher und brauchbarer eine gute Messung eines constanten Organes. 



Als Weben -Instrumente bei mikroskopischen Untersuchungen be- 

 zeichnen wir noch folgende als vorzüglich wichtig : 



Messer. Scalpelle , und zwar ein gerades (Fig. 21) und zwei 

 bauchige (Fig 22 , 23) , nebst einem sehr guten Piasirmesser (Fig. 24). 

 Dieses letztere soll eine vollkommen flache Klinge besitzen, und als vor- 

 züglich gut sind Messer der hier abgebildeten Form von Zimmermann in 

 Wien, Spittelberg N. 133, nur leider sind solche selten bei ihm vor- 

 räthig. Die Scalpelle sollen feste Klingen und starke, gut fassbare Griffe 

 haben , da runde , sechseckige und bleistiflälinliche Grille au einem zum 

 Gebrauch ]>estiuimten Messer völlig zweckwidrig sind. 



Nadeln, vorzüglich sehr spitzige und scharfe sind dem Myko- 

 logen unentbehrlich. Wir ratlien auf sehr lange Erfahrungen gestützt, 

 CS sclialfe sich jeder Anfänger drei bis vier Slifte , wie die Damen 

 zum Tambouriren (s. Fig. 25) haben, bei, und fasse in dieselben gute engli- 

 sche Nähnadeln, für welche der Stift selbst als Nadelbiiehschen dient. 

 Diese Stifte gestatten das augenblickhche Wechseln der Nadeln ohne 

 Aufenthalt, welches fest geniachte Nadeln nicht gewähren. Auch .schaue 

 man sich stets eine hinreichende Zahl sehr dünner, kleiner, runder Glas^ 

 scheibchen (s. Fig. 27), welche ich «Deckgläschen« nenne 5 sie sind zum 

 Rei'.cken und leisen Quetschen sehr zarter Objecte höchst wichtig, und 

 der Mykolog wird selbe eben so wenig, wie der Infusorienforscher entbehren 

 können. Ein höchst nothwendiges Instrument für den Mikroskopiker 

 .:nd Naturforscher überhaupt , ist eine gute und erprobte Studirlauipei 

 Wir ha!)en nach mehr als zehnjähriger Erfahrung und täglichem Ge- 

 brauche die einfache Lampe mit Flasche (Fig. 28. b.) , einem Brenn,-' 

 cylinder mit Schraube (a.), und mit einem Müchglassturz (^.): als die 

 bräuchbai'ste erkannt, und haben unserer so beschränkten Tageszeit willen 

 fast alle unsere BcoJ)achtiingen , Zeichnungen und namentlich fast alle 

 Gravirungcn und Radirungeu für die Icones f'ungoium , die Prachtßorat 



