247 



manière sensible pendant que le liquide s'élève plus 

 ou moins dans le tube. Ce diamètre devrait êlre égal 

 à 10 fois au moins celui du tube. 



Les tuyaux d'arrivée de vapeur se terminent ordi- 

 nairement par des tubes verticaux plus ou moins longs, 

 qui se remplissent d'eau, dont la pression, s'ajoutant 

 à celle de la vapeur sur le mercure, fait que la hau- 

 teur manométrique indique une pression supérieure à 

 celle qui a lieu dans la chaudière. Il est facile de tenir 

 compte de cette cause d'erreur, en observant que la 

 densité du mercure étant de 13 fois l / 2 celle de l'eau, 

 une colonne d'eau de la hauteur H fait équilibre à une 

 colonne de mercure de la hauteur 



13.5 



Le point de départ de l'échelle du manomètre est 

 souvent placé au hasard, tantôt au niveau du mercure 

 dans la cuvette, et tantôt au-dessus. Le chiffre placé 

 au point de départ est souvent zéro, tandis que ce de- 

 vrait toujours être 1; car, lorsque le mercure s'élève 

 dans le tube, c'est qu'il éprouve à l'intérieur une pres- 

 sion plus forte que celle de l'atmosphère qu'il soulève. 



Parmi les divers appareils manométriques qui ont 

 été proposés dans ces derniers temps pour remplacer 

 les manomètres à air libre ordinaire, il n'y a encore 

 que le manomètre métallique de Bourdon qui ait été 

 employé à Bordeaux; on le trouve dans les radineries 

 de MM. Abribas et Marcisseau. Aucun des manomè- 

 tres à air libre et à colonne réduite n'a encore paru 

 ici. Le manomètre Bicbard, qui est composé dune 



