C 1^7 ) 

 <!e sa tigc qui doivent indiquer chaque de'gre de 



densite. 



Ayant pris pour densite fondamentale celle de 

 I'eau distillee a une temperature determinee , il prend 

 le point de I'areometre jusqu'ou il s'enfonce dans 

 ce liquide , pour terme de depart de deux echellcs , 

 I'une inferieure , pour les densites plus grandes , 

 I'autre superieure, pour les densites moindres. En 

 employant un cylindre regulier , tel qu'il I'a sup- 

 pose d'abord , il n'aurait , pour tracer ses deux 

 echelles , qu'a appliquer ce principe, qu'il a demontre, 

 que le degre pour chaque liquide est egal a I'unite 

 divisee par la densite de ce liquide. Mais le precede 

 doit etre applicable aux areometres a boule ; et Ton 

 parviendrait a cctte application avec un cylindre deja 

 gradue, qui servirait de type, en considerant que 

 les degres sur deux echelles sont entre eux , comme 

 le rapport des poids des instrumens est au rapport 

 du quarre du diametre de leurs tiges, Cependant , 

 comme la determinaison rigoureuse du poids des 

 instrumens , et surtout du diametre des tiges , tient 

 a des operations trcs-delicates , M. Ricard a recours 

 a un expedient plus simple. Ayant construit sur le 

 papier une echclle fondamentale, divisee d'apres les 

 pnncipes qu'il a exposes , il abaisse plusieurs lignes 

 paralleles a cette echelle , et de tous ses points 

 de division , il tire autant de droites convergentes , 

 gui coupant toutes ces paralleles , vont aboutir a 



