— 156 — 



Methode stattfindet, beseitigt und zugleich _ein erheblicher Betrag 

 von sphärischer AbeiTation im Entstehen unterdrückt" (Abbe*^), 

 AVeiterhin sind die Oel-Imniersionslinsen vor den Trockenlinsen 

 durch einen erheblich gi-össeren Oeffnungswinkel ausgezeichet, 

 wodurch das .Untei-scheidungsvennögen', die .auflösende Kraft' der 

 Linse gesteigert ist. ein Vorzug, der den weiteren einschhesst, dass 

 bei Mitverwerthung des Alibe'schen Beleuchtungs- 

 apparates, die stärksten Oculai'vergi-össeningen. ohne die Güte 

 des Bildes zu beeinträchtigen , angewendet werden können. Das 

 Gesagte düi-fte es zui* Genüge motiviren. weshalb wir vorhin an- 

 gaben, dass der Nutzeffect der Wii-kung des Abbe "sehen Be- 

 leuchtungsapparates nui- bei gleichzeitiger Benutzung von guten 

 Gel-Imme rsionslinsen voll ausgewerthet werden könne. Man 

 hat, seltsamer Weise, demgegenüber in neuerer Zeit die Behauptung 

 aufgestellt, dass die Oel-Linsen bei bacterioskopischen Untersuchimgen 

 zu entbehren und die Trockensvsteme ausreichend seien, wenn man 

 bei -ausschliesslich künsthcher Intensiv-Beleuchtung"' untei"suche. 

 Die specifisch - optischen Vorzüge der Oel-Immersionssysteme vor 

 den Trockensvstemen sollten hiernach also einfach dui'ch Steigerimg 

 der Beleuchtungsintensität ersetzt werden können. Eine Lampen- 

 vorrichtung, welche ein solches Wunder hervorbrächte, existiii: aber 

 leider in Wirklichkeit nicht : wii- sagen : _leider"", weil es an sich 

 gewiss wünschen swerth sein müsste. ein relativ so billiges Ersatz- 

 mittel, wie es eine ^likroskoi)iilampe ist. fiii- die sehr theui-en-**) 

 Oel-Immersionslinsen zur Verfügung gestellt zu sehen. 



Wie Sie mit dem Abbe' sehen Apparate und den Oel-Immersions- 

 svstemen umzugehen haben, das lernen Sie weit besser und 

 schneller durch cUiecte Demonstration in tlen bacteriologischen 

 Cm-sen, als es weitläufige Auseinandereetzungen hier zu thun ver- 

 mögen ; denen, die selbständig mit den neuen Mikroskopen zu arbeiten 

 wünschen, geben die citiiieu Lehi'bücher der mikroskopischen 

 Technik, so-^ie die den neubezogenen Miki-oskopen beigefügten Ge- 

 brauchsanweisungen die nöthigen Directiven. Wer die gewöhn- 

 lichen ^likroskope zu handhaben und mit ihnen zu ,sehen' versteht, 

 der wii'd auch in küizester Frist mit den Oel-Linsen vertraut sein 

 und sich des Lohns, welchen die Ai'beit mit ihnen gewähii, erfi-euen 

 dürfen. 



