— 175 — 



möglichst geschützt ist. Der Boden ist von Kupferblech gebildet; 

 der helmartig gestaltete, gleichfalls mit einem Asbest- oder Filz- 

 Ueberzuge versehene, Deckel besitzt in der Mitte eine Oeffnung für 

 die Aufnahme des Thermometers. Etwa an der Grenze des mittleren 

 lind unteren Drittels ist im Innenraume ein Rost angebracht, auf 

 welchem die zu sterilisirenden Objecte entweder direct oder einge- 

 schlossen in ein mit abnehmbarem Deckel und rostartigem Boden 

 ausgestattetes, blechernes Einsatzgefäss aufgesetzt werden. Beim 

 Gebrauche wird der unter dem Rost befindliche Raum zu etwa % 

 mit Wasser angefüllt — die Höhe der Wasserschicht wird durch 

 eine Wasserstandsröhre markirt — , die zu sterilisirenden Gegen- 

 stände auf den Rost gesetzt, der Deckel geschlossen und der 

 Boden durch einen Fünf- oder Drei-Brenner erwärmt, worauf das 

 Wasser schnell in's Sieden geräth. Einmal in's Sieden gekommen, 

 kann es durch eine einfache Flamme in diesem Zustande erhalten 

 werden. Dadurch, dass die Wärmeabgabe nach aussen durch die 

 geschilderten Einrichtungen des Apparates verhütet ist, wird im 

 Inneren des letzteren die Siedetemperatur des Wassers : 100 " C. 

 constant erhalten blei])en. Andererseits wird aber auch diese 

 Temperatur daselbst nicht überschritten , weil der Deckel nicht 

 hermetisch schliesst, so dass immer ein Theil des Dampfes frei 

 nach aussen entweichen und mithin eine Spannung des Dampfes 

 nicht Platz greifen kann. Der genannte Apparat ist dem einfachen 

 Wasserbade durch die grössere Sicherheit und erhebliche Alikürzung 

 der Zeit, mit, resp. in welcher die Sterilisation erreicht wird, den 

 Dampfkesseln für gespannten Dampf, in denen, durch Pression 

 der sich bildenden Wasserdänipfe , der Siedepunkt des Wassers 

 erhöht ist, dadurch überlegen, dass er sich, letzteren gegenüber, 

 zur Sterilisation aller solcher chemischen Substanzen eignet, welche 

 die Einwirkung höherer Temperaturen, als 100 °C., nicht vertragen. 

 Wird es erforderlich, letztere Temperatur anzuwenden, so kann 

 auch für diesen Zweck der geschilderte Apparat verwerthbar bleiben, 

 wenn man ihn statt des Wassers mit Salzlösungen oder Oel, welche 

 Substanzen erst bei ca. 110 ''C. kochen, versieht. 



Hat nun unsere Agar-Masse zwei Stunden im Dampfstrome 

 des geschilderten Apparates gekocht und ist sie in Betreft' ihrer 

 Reaction und Klarheit in derselben Weise, wie die gekochte Nähr- 

 gelatine, geprüft resp. rectificirt, so stellt sich dem nunmehr vor- 

 zunehmenden Filtrationsact die Schwierigkeit entgegen, dass die 

 Agarlösung wegen ihrer relativen Zähflüssigkeit und besonders 



