— 186 — 



bewirken gesucht werden. Man setzt zu diesem Zwecke die Reagens- 

 gläser täglich ein bis zwei Stunden in ein Wasserl)ad von ca. 08 " C. 

 oder, bequemer noch, in einen von Koch eigens hierfür angegebenen 

 Apparat, welcher, der Hauptsache nach, aus einem mit Wasser füll- 

 baren, von Filz umkleideten Doppelcylinder nebst hohlem, gleich- 

 falls zur Wasseraufnahme eingerichteten, Deckel aus Kupferblech 

 besteht; der im Inneren befindliche Luftraum besitzt eine Ein- 

 richtung zur Aufstelhing der Reagensgläser; in dem Deckel sind 

 Oeffhungen zur Einführung der, die Temperatur der Wassermasse 

 sowohl, als diejenige des Luftraums anzeigende Thermometer vor- 

 handen; die Erwärmung wii-d theils durch eine unter den Boden 

 des Cylinders, theils durch eine unter den cylindrischen Ansatz 

 des Hohldeckels gestellte Gasflamme bewerkstelligt. — Nachdem 

 das Serum 5 bis 6 Tage dem Verfahren der discontinuirlichen 

 Sterilisation ausgesetzt gewesen und danach vollständig klar ge- 

 blieben ist (die Anwesenheit eines feinen ghtzernden, aus Chole- 

 stearin bestehenden Häutchens auf der Oberfläche hat nichts zu 

 sagen), wird es nun, und zwar in möglichst schräger Lage, 

 zur Coagulation gebracht. Das durch Erhitzung auf 75 " C. coagu- 

 lirte Bluserum ist bekanntlich undurchsichtig; wie Koch ermittelt 

 hat, kann aber das Blutserum auch im durchsichtigen Zustande 

 fest Averden, wenn man Temperaturen unter 70" C, am besten 65 

 bis höchstens 68 " C. , längere Zeit auf dasselbe einw^irken lässt. 

 Letzteres bequem auszuführen, ist ein entsprechender Ajjparat nicht 

 wohl zu entbehren; meist ist folgender, von Koch angegebener 

 Apparat hierfür in Gebrauch: Vier eiserne Füsse tragen einen 

 Blechkasten mit doppelter Wandung und Glasdeckel , dessen 

 vordere Seite durch Stellschrauben tiefer gestellt werden kann, 

 als die hintere ; Seitenw^andungen und Deckel sind durch Filz- 

 decken gegen Wärmeausstrahlung geschützt; der Raum zwischen 

 den doppelten Wänden des Kastens wird mit Wasser gefüllt, dieses 

 durch eine unter die Bodenfläche des Kastens gebrachte Gasflamme 

 erwärmt. Die Temperatur des Wassers, sowie die im Lufträume 

 des Kastens w^ird durch Thermometer regulirt. Bei der Benutzung 

 des Apparats legt man die Reagensgläser der Länge nach neben 

 einander auf den Boden des Kastens und richtet die Bodenfläche 

 so, dass das Sermn in den Gläsern bis ins obere Drittel hinein- 

 reicht, ohne jedoch den Wattepfropf zu berühren. Handelt es sich 

 um Festmachen des Serum in den Glasschälchen , dann muss 

 natürlich die Bodenfläche horizontal gestellt werden. Nun erwärmt 



