— 82 — 



scopio (v. figura) e manda i raggi nell'apposito condensatore Abbe. 

 Questo consta di 4 lenti di quarzo e l'intero sistema ha una apertura 



numerica di 1.30: è montato in un apparecchio di centramento prov- 

 visto inferiormente di un diaframma ad iride. 



Nella figura si vede il portadiaframmi dell'apparato Abbe che 

 porta una piccola lastrina di vetro di uranio : questo vetro ha la pro- 

 prietà di divenire fluorescente quando viene colpito da radiazioni 

 ultraviolette; allora queste che sono invisibili all'occhio, diventano 

 visibili ed in tal modo sulla lastrina si possono verificare le di« 

 mensioni dell'immagine della scintilla. Si deve bene regolare il por- 

 tadiaframma ad iride con il vetro d'uranio in modo che i raggi 

 ultravioletti penetrino nel microscopio. 



Per tutte le prove fotomicrografiche è bene usare una lunghez- 

 za di camera oscura non superiore ai 35 cm; per i diversi ingran- 



