— Si- 

 gi dovrà modificare la distanza della lente frontale dal coprioggetti, 

 rimanendo sul vetro smerigliato della camera fotomicrografìca l'im- 

 magine press'a poco a fuoco. 



Riguardo agli oculari, essi sono parimenti di quarzo e ne ven- 

 gono fabbricati 5 portanti i numeri 5. 7. 10. 14. 20. 



Le radiazioni ultraviolette si ottengono, come già ho detto, fa- 

 cendo scoccare la scintila elettrica fra due elettrodi di cadmio o di 

 magnesio a piacere. 



Kneler usa il seguente sistema : unisce i due portaelettrodi con 

 il circuito secondario di un rocchetto d'induzione, mettendo in de- 

 rivazione anche una bottiglia di Leyda. Il rocchetto d'induzione 

 che egli usa è capace di dare una scintilla di 12 cm. per ottenere poi 

 in realtà solo 3-4 cm. Per alimentare l'induttore serve una corrente 

 continua di 110 volts : mediante un quadro di commutazione prov- 

 visto di due spine di contatto, fa comunicare una spina con il 

 circuito primario del rocchetto, l'altra spina con un interruttore a 

 liquido di Simon costituito da due cellule a pareti parallele. Ciascuna 

 cellula risulta di un grosso recipiente e di un cilindro di porcellana 

 che ha in una parete un foro di circa 1 mm. di diametro. Ambedue 

 i recipienti sono riempiti con acido solforico allungato (150 ce. di 

 acido solforico puro e 8000 ce. di acqua distillata): il passaggio della 

 corrente avviene per mezzo di due elettrodi di piombo. Una cellula 

 è capace di dare solo 1,5 — 2 ampères, per conseguenza l'intensità 

 di corrente che giunge al circuito primario del rocchetto è di 3-4 

 ampères. 



Kruis (1) adopera la corrente alternata di 110-120 volts e per 

 mezzo di un adatto trasformatore la porta ad alto potenziale 10.000 

 volts : con cjuesta corrente viene caricata una batteria di 8 bot- 

 tiglie di Leyda in comunicazione con i due elettrodi prismatici 

 di cadmio o di magnesio, tra i quali scocca una scintilla della lun- 

 ghezza di inni. .">. 



L'immagine della scintilla passa attraverso una lente raccogli- 

 trice di quarzo, il collimatore, il quale formerà un fascio di raggi 

 paralleli: questo fascio è ricevuto da due prismi parimenti di cri- 

 stallo di rocca, dai quali emerge giungendo sopra una lente sempre 

 di quarzo che è il collettore. Questo finalmente proietta sopra un 

 prisma a riflessione totale il fascio che riceve. 



Quest'ultim > ai trova sotto il piede a ferro di cavallo del micro- 



<1) HoFit.vr K. Kruis. — Mikrophotographie der Struktures lebender Orga- 

 nismen in-sbesotiden- der Bacterienkerne mit ultraviolettcn Licht. — Bulletin in- 

 ternational de l'Acadeinie des Sciences de Bohème, 1918). 



Annali di Botanica — Voi,. XII. 6 



